ユーザーズマニュアルについて

取扱説明書は、交流電源PCR-LEシリーズを使用される方、または操作の指導をされる方を対象に制作しています。

電気に関する知識（工業高校の電気系の学科卒業程度）を有する方を前提に説明しています。

取扱説明書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、当社営業所にご連絡ください。

本書が適用する製品のファームウェアバージョン

本書は

バージョン5.0x

のファームウェアを搭載した製品に適用します。

製品についてのお問い合わせには、

形名（前面パネル上部に表示）

ファームウェアバージョン

製造番号（後面パネル下部に表示）

をお知らせください。

輸出について

特定の役務または貨物の輸出は、外国為替及び外国貿易法の政令／省令で規制されており、当社製品もこの規制が適用されます。

政令に非該当の場合でもその旨の書類を税関に提出する必要があり、該当の場合には経済産業省で輸出許可を取得し、その許可書を税関に提出する必要があります。

当社製品を輸出する場合には、事前に購入先または当社営業所にご確認ください。

商標類

Microsoft、Windows、およびVisual Basicは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本書に記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標ま

たは登録商標です。

著作権・発行

取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。

製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

Copyright© 2012　菊水電子工業株式会社

ー基本編ー

操作マニュアル　－基本編ーでは、基本的な操作について説明します。

前面パネル

コントロールパネル（前面パネル）

後面パネル

パネル操作の基本

本製品の状態や、前面パネルからの基本操作を説明します。

コントロールパネル

画面の構成

本書のファンクションキーの説明

ホームポジション

設定の中止

ENT 待ち

本製品を工場出荷時の状態にする

リモートからローカルに切り替え

単相3線出力と三相出力（オプション）の表示

数値の設定

画面の明るさを調整する

ファームウェアバージョンの確認

パネル操作をロックする（キーロック）

コントロールパネル

コントロールパネルは、引き出して角度（2段階）をつけることができます。

オプションの延長ケーブルEC05-PCRを使用すると、コントロールパネルを取り外して使用できます。

■ コントロールパネルの取り外し

コントロールパネルの取り外しボタン（2カ所）を押しながらパネルを手前に引き出します。

コントロールパネルが本体から外れます。本体とコントロールパネルはケーブルで繋がっています。強く引き出さないでください。

■ コントロールパネルの取り付け

取り付け時にはコントロールパネルの取り外しボタンは使用しません。「カチッ」と音がするまで押してください。

• 工場出荷時

コントロールパネルの上段ミゾと本体の上段ピン、下段ミゾと下段ピンを通して、コントロールパネルを押します。

• 少し角度をつける

コントロールパネルの上段ミゾに本体の上段ピンを通して、本体の傾斜面にコントロールパネルの凸部をあわせます。

• 上から見やすくする

コントロールパネルの下段ミゾに本体の上段ピンを通して、本体の傾斜面にコントロールパネルの凸部を載せます。

画面の構成

画面には以下に示す3つのパートがあります。

■ 状態／測定値／設定項目表示エリア

現在の本製品の状態、測定値、設定項目を表示します。

■ エントリーエリア

各設定値、システム設定の項目を入力するエリアです。

タイトルに続いて、設定値が表示されます。

アラームやトラブルが発生した場合には、アラーム番号やトラブル番号が表示されます。

■ ファンクションキーネームエリア

ファンクション（F1～F6）キーの上に現在の機能が表示されます。表示される内容は、選択している出力電圧モードによって異なります。

表示された項目を設定することを示しています。

さらに階層があることを示しています。

ほかのページがあることを示しています。

現在のページ／総ページで表示されます。押すたびにページが切り替わります。

本書のファンクションキーの説明

本書ではファンクションキーの説明を以下の表形式で説明しています。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

有効モード

ファンクションキーネームエリアに表示される項目名

エントリーエリアに表示されるタイトル

ファンクションキーの説明

ここに記載されている条件で使用している場合には、項目に記載されている内容を選択できません。

ファンクションキーの有効モードです。すべてのモードで有効な場合には表記しない場合もあります。

ホームポジション

POWERスイッチをオンにしたときに表示される画面がホームポジション（基本画面）です。ホームポジションは最上位層です。各機能はさらに階層化されています。 

どの機能を使用していても、ESCキーを押すと、ホームポジションに近づくように階層が上がります（元に戻る方向）。

設定の中止

ESCキーを押すと1つ前の画面に戻ります。

設定している内容を途中で中止したい場合には、ホームポジションに戻るまでESCキーを押します。ホームポジションの状態でESCキーを押すと、ピッとブザーが鳴ります。

ENT 待ち

操作結果を確定するために、本製品がENTキーを押されるのを待っている状態（ENT表示が点滅）が「 ENT 待ち」です。ENTキーを押すと、設定が有効になります。

ESCキー を押すと、設定がキャンセルされます。

本製品を工場出荷時の状態にする

本製品の初期化は、すべての設定を工場出荷時（デフォルト）に戻す方法と、一部の設定を工場出荷時（リセット）に戻す方法の2 種類があります。詳細については、付録 工場出荷時設定を参照してください。

パネル操作の基本（続き）

リモートからローカルに切り替え

リモートで動作している場合には、画面に「RMT」と表示されます。リモート状態をパネルからローカル状態（パネル操作）にするには、LOCAL (SHIFT+2)キーを押します。

単相3線出力と三相出力（オプション）の表示

出力はU相機に表示されます。

アンバランス設定の場合には、アンバランスアイコンが表示されます。

出力

各相の電圧値

位相差

表示

U-V間

U-W間

単相3線

同じ

180°以外

ー

UNBAL.PHAS

異なる

180°

ー

UNBAL.VOLT

異なる

180°以外

ー

UNBAL.PHAS, VOLT

三相

同じ

120°以外

240°以外

UNBAL.PHAS*1

異なる

120°

240°

UNBAL.VOLT

異なる

120°以外

240°以外

UNBAL.PHAS, VOLT*1

*1. U-V間またはU-W間の両方またはどちらかが該当すると、アンバランス設定になります。

1つの相だけを表示できます。表示する相はPHASE (SHIFT+F)キーで切り替えます。

項目

タイトル

説明

U

DispPhase

U相を表示、線間電圧はU-V間

V

V相を表示、線間電圧はV-W間

W*1

W相を表示、線間電圧はW-U間

ALL

すべての相を表示

*1. 三相出力時のみ表示

線間電圧を表示できます。

ーNoteー

相電圧と線間電圧

数値の設定

数値設定をするときは、テンキーまたはロータリーノブを使用します。エントリーエリアにカーソルが表示されている状態の時に、テンキーやロータリーノブで数値を設定できます。

■ テンキーの操作

テンキーで数値を入力すると、エントリーエリアに入力した数値が表示されます。

－（負）の数値を入力する場合には、最初に+/- (SHIFT+0)キーを押します。

CLRキーを押すと、ENTキーを押す前の設定値をクリアできます。

ENTキーを押すと、設定した数値が有効になります。ENTキーを押す前にESCキーを押すと、設定した数値がキャンセルされます。

■ ロータリーノブの操作

ロータリーノブを右へ回すと表示値が増加して、左へ回すと減少します。ENTキー を押す必要はありません。

注意

必要範囲外の電圧や周波数が出力されると、負荷が破損したり、オペレータに危険が及んだりする恐れがあります。必ず電圧と周波数のリミット値を設定してください。詳細については、「リミット値を設定する」を参照してください。

デジット機能

デジット機能は、電圧や周波数を設定する場合に、指定した桁以上の桁だけをロータリーノブで変化させます。電圧や周波数をステップ状に変化させる場合に便利です。

1

数値が設定できる状態になっていることを確認します。

デジット機能は、エントリーエリアの値にカーソルが表示されている場合に有効です。

2

カーソル位置が希望の桁になるまでDIGIT (SHIFT+.)キーを押します。

カーソルが表示している桁とその上位桁だけが変化します（設定最大値と設定最小値を除く）。

DIGIT (SHIFT+ .)キーを押すたびに、カーソルが左に移動します。カーソルが最上位桁にある場合にDIGIT (SHIFT+ .)キーを押すと、最下位桁に移動します。

3

ロータリーノブで数値を設定します。

ESCキーを押すと、カーソルは最下位桁に移動します。テンキーから数値を入力する場合には、デジット機能は無効になります。

画面の明るさを調整する

画面の明るさは、3段階（1～3）の設定が可能です。数字が大きくなるにつれて、画面が明るくなります。

CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > DISPLAY(F4)を押して画面の明るさを設定します。

項目

タイトル

説明

INTEN

Inten

画面の明るさを設定

ファームウェアバージョンの確認

本製品のファームウェアバージョンを確認するには、CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > MODEL ID(F5)を押します。

単相3線出力時と三相出力時（オプション）は、続けてファンクションキーを押して、相ごとやシステムのバージョンを確認します。

並列運転時（オプション）は、続けてファンクションキーを押して、マスタ機やスレーブ機のバージョンを確認します。

パネル操作をロックする（キーロック）

本製品のキーをロックして、設定値の変更やメモリーの上書きなど誤操作を防げます。

• キーロック

KEYLOCK (SHIFT+5)キーを押すと、画面に「KEYLOCK」が表示されて、パネルのOUTPUTキーとKEYLOCK (SHIFT+5)キー以外のキーがロックされます。

• キーロック解除

キーロック中に、再びKEYLOCK (SHIFT+5)キーを押すと、キーロックが解除されます。

出力方法を選択する

単相３線出力オプション2P05-PCR-LEを装着している場合には、単相3線出力をするか、二相出力をするか選択します。

出力方法の切り替え後数秒間は、出力をオンにできません（Busy状態）。

下記はU-V位相差180°（工場出荷時設定）のユーザ定義波形を出力した例です。位相差は同じ180°ですが、出力方法の選択によって出力される波形が変わります。

• 単相3線出力（2P Mode OFF）の波形

位相設定は180°ですが、V相は、U相から180°遅れた波形が出力されるのではなく、U相を極性反転した波形が出力されます。

単相3線出力する場合には、2P Modeを「OFF」で使用してください。

• 二相出力（2P Mode ON）の波形

V相は、U相から180°遅れた波形が出力されます。

V結線接続など二相出力で使用したい場合には、2P Modeを「ON」で使用してください。

U-V間の位相差はV > 1/2(F6) > UV PHASE(F4)を押して設定します。

■ 出力方法の設定手順

OPR MODE > 2P(F3)を押して、出力方法を選択します。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

ON

2P Mode

二相出力

出力オン

DCモード

OFF

単相3線出力

出力オン

出力電圧を設定する

出力電圧モード、出力電圧レンジ、出力電圧値を設定します。

出力電圧モードの設定

出力電圧レンジの設定

出力電圧値の設定について

出力電圧値の設定手順

単相3線出力時（オプション）の出力電圧値の設定手順

三相出力時（オプション）の出力電圧値の設定手順

出力電圧モードの設定

本製品の出力電圧モードは、ACモード、DCモード、AC+DCモードです。

出力がオフの場合に、切り替えできます。

交流電圧の設定値は、ACモードとAC+DCモードとで共通です。

直流電圧の設定値は、DCモードとAC+DCモードとで共通です。

三相出力（オプション）時はACモードとAC+DCモードのみです。

• ACモード

交流出力です。ACが表示されて、周波数が表示されます。

• DCモード

直流出力です。DCが表示されます。

• AC+DCモード

直流に交流が重畳した電圧波形や交流に直流が重畳した電圧波形の出力です。AC+DCが表示されて交流成分の周波数が表示されます。

出力方法

出力電圧例

単相出力

二相出力の各相（2P MODE ON）

三相出力の各相

単相3線出力（2P MODE OFF）

U相

V相*1

*1. V相にはU相の逆極性の値が自動的に設定されます。

■ 出力電圧モードの設定手順

OPR MODE > ACDC(F2)を押して、出力電圧モードを選択します。選択後にENTキーを押して設定します。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

AC

VMode

ACモードに設定

出力オン

DC

DCモードに設定

AC+DC

AC+DCモードに設定*1

*1. ACモードまたはDCモードからAC+DCモードに切り替えた場合に、AC電圧とDC電圧の設定値によりAC+DC波形のピーク値が-215.5 V～215.5V（Lレンジ）／-431 V～431 V（Hレンジ）を超えたときは、DC電圧の設定値が強制的に0 Vになります。

出力電圧を設定する（続き）

出力電圧レンジの設定

本製品の出力電圧レンジは、LレンジとHレンジです。

出力電流の最大値は、出力電圧レンジによって違います。Hレンジの出力電流の最大値は、Lレンジの1/2です。

出力がオフの場合に、切り替えできます。

■ 出力電圧レンジの設定手順

RANGE (SHIFT+8)キーを押して、出力電圧レンジを選択します。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

L

VRange

Lレンジに設定

Hレンジで152.5 Vを超えた値を設定していてLレンジに切り替えた場合には、出力電圧値の設定は0 Vになります。

出力オン

H

Hレンジに設定

出力電圧設定範囲

AC電圧

DC電圧

Lレンジ

0 V～152.5 V

-215.5 V～+215.5 V

Hレンジ

0 V～305.0 V

-431.0 V～+431.0 V

レンジ切り替え後約0.6 sは、出力をオンにできません（Busy状態）。

出力電圧値の設定について

出力電圧値は出力が オンでもオフでも設定できます。測定値は常に表示されています。

必要範囲外の電圧を出力しないために、電圧リミット値を設定してください。

本製品の出力インピーダンスは非常に低いため、負荷によっては0.0 Vの設定でも電流が流れる場合があります。電流を流したくない場合や負荷を接続する場合には、必ず出力をオフにするかPOWER スイッチをオフにしてください。

• ACモードの場合

出力したい交流電圧値を設定します。

0.0 Vから出力電圧値を設定できますが、実際の出力電圧は 0.1 V～0.6 V（出力電圧レンジや温度などにより変動）より下がりません。

• DCモードの場合

出力したい直流電圧値を設定します。

• AC+DCモードの場合

出力したい交流電圧値と直流電圧値を設定します。

交流電圧の設定値は、ACモードとAC+DCモードとで共通です。

直流電圧の設定値は、DCモードとAC+DCモードとで共通です。

ACとDCの設定電圧値が、電圧リミット値の設定範囲内で、AC+DC波形のピーク値が-431 V～431 V（Hレンジ）／-215.5 V～215.5 V（Lレンジ）の範囲内にある場合のみ電圧設定ができます。

■ 出力がオンの場合

出力がオンの場合には、測定値（出力端子電圧）と設定値を表示します。出力電圧の設定値を見ながら変更したり、測定値を見ながら変更したりできます。

ロータリーノブで設定する場合には、表示応答速度が遅いので、増減しすぎる恐れがあります。表示応答速度が感覚的につかめるまでは、設定値を見ながら操作するか、小刻みに操作してください。

出力電圧値の設定手順

V > ACVOLT(F1)を押して、交流電圧値を設定します。

V > DCVOLT(F2)を押して、直流電圧値を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

ACVOLT

ACVolt

交流電圧値の設定

AC、AC+DC

DCVOLT

DCVolt

直流電圧値の設定

DC、AC+DC

出力電圧設定範囲

AC電圧

DC電圧

Lレンジ

0 V～152.5 V

-215.5 V～+215.5 V

Hレンジ

0 V～305.0 V

-431.0 V～+431.0 V

出力電圧を設定する（続き）

単相3線出力時（オプション）の出力電圧値の設定手順

電圧値を設定する前に、かならず出力方法（単相3線出力／二相出力）を設定してください。

■ 電圧設定範囲

• 相電圧設定範囲

交流電圧設定範囲

直流電圧設定範囲

Lレンジ

0 V～152.5 V

-215.5 V～+215.5 V

Hレンジ

0 V～305.0 V

-431.0 V～+431.0 V

• 線間電圧設定範囲

線間電圧は、相電圧の2倍になります。

交流電圧設定範囲

直流電圧設定範囲

Lレンジ

0 V～305.0 V

-431.0 V～+431.0 V

Hレンジ

0 V～610.0 V

-862.0 V～+862.0 V

■ ACモードの場合

相電圧で設定する

各相を一括して設定する場合には、V > PHAS VOLT(F1)を押します。

U相を設定する場合には、V > 1/2(F6) > U VOLT(F1)を押します。V相を設定する場合には、V > 1/2(F6) > V VOLT(F2)を押します。アンバランスに設定した場合には、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

PHAS VOLT

AC PhaseVolt

全相の交流電圧値を一括設定

U VOLT

U AC PhaseVolt

U相の交流電圧値の設定

V VOLT

V AC PhaseVolt

V相の交流電圧値の設定

• 位相差の設定

U-V間の位相差を設定できます。V > 1/2(F6) > UV PHASE(F4)を押して設定します。180°以外を設定した場合には、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

UV PHASE

UV Phase

U-V位相差（0 deg～359 deg）設定

線間電圧で設定する

線間電圧が設定できます。U-V間位相差が180°のときに有効です。

V > LINE VOLT(F2)を押して設定します。

項目

タイトル

説明

LINE VOLT

AC LineVolt

線間電圧の設定

■ DCモードの場合

相電圧で設定する

線間で必要な電圧の1/2の電圧値を設定します。

V > PHAS VOLT(F1)を押して、U相に設定する直流電圧値を設定します。V相には、U相の逆極性の値が自動的に設定されます。

項目

タイトル

説明

PHAS VOLT

DC PhaseVolt

直流電圧値設定

線間電圧で設定する

線間電圧が設定できます。V > LINE VOLT(F2)を押して設定します。

項目

タイトル

説明

LINE VOLT

DC LineVolt

線間電圧の設定

■ AC+DCモードの場合

交流電圧値を相電圧で設定する

各相を一括して設定する場合には、V > AC PH VOLT(F1)を押します。

U相を設定する場合には、V > 1/x(F6) > U ACVOLT(F1)を押します。V相を設定する場合には、V > 1/x(F6) > V ACVOLT(F2)を押します（xは選択した出力方法によってかわります）。アンバランスに設定した場合には、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

AC PH VOLT

AC PhaseVolt

全相の交流電圧値を一括設定

U ACVOLT

U AC PhaseVolt

U相の交流電圧値の設定

V ACVOLT

V AC PhaseVolt

V相の交流電圧値の設定

• 位相差の設定（二相出力（2P MODE ON）のみ）

U-V間の位相差を設定できます。V > 1/4(F6) > UV PHASE(F4)を押して設定します。180°以外を設定した場合には、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

UV PHASE

UV Phase

U-V位相差（0 deg～359 deg）設定

交流電圧値を線間電圧で設定する

線間電圧が設定できます。二相出力（2P MODE ON）の場合には、U-V間位相差が180°のときに有効です。

V > LINE VOLT(F2)を押して設定します。

項目

タイトル

説明

AC LIN VOLT

AC LineVolt

線間電圧の設定

直流電圧値を設定する

直流電圧値は、相電圧で設定します。

• 単相3線出力（2P MODE OFF）時

線間で必要な電圧の1/2の電圧値を設定します。

V > DC PH VOLT(F3)を押して、U相に設定する直流電圧値を設定します。V相には、U相の逆極性の値が自動的に設定されます。

項目

タイトル

説明

DC PH VOLT

DC PhaseVolt

直流電圧値設定

• 二相出力（2P MODE ON）時

各相を一括して設定する場合には、V > DC PH VOLT(F3)を押します。

U相を設定する場合には、V > 1/4(F6) > 2/4(F6) > U DCVOLT(F1)を押します。V相を設定する場合には、V > 1/4(F6) > 2/4(F6) > V DCVOLT(F2)を押します。アンバランスに設定した場合には、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

DC PH VOLT

DC PhaseVolt

全相の直流電圧値を一括設定

U DCVOLT

U DC PhaseVolt

U相の直流電圧値の設定

V DCVOLT

V DC PhaseVolt

V相の直流電圧値の設定

三相出力時（オプション）の出力電圧値の設定手順

■ 電圧設定範囲

• 相電圧設定範囲

交流電圧設定範囲

直流電圧設定範囲

Lレンジ

0 V～152.5 V

-215.5 V～+215.5 V

Hレンジ

0 V～305.0 V

-431.0 V～+431.0 V

• 線間電圧設定範囲

線間電圧は、相電圧の√3倍になります。

交流電圧設定範囲

Lレンジ

0 V～264.1 V

Hレンジ

0 V～528.2 V

■ ACモードの場合

相電圧で設定する

各相を一括して設定する場合には、V > PHAS VOLT(F1)を押します。

U相を設定する場合には、V > 1/2(F6) > U VOLT(F1)を押します。

V相を設定する場合には、V > 1/2(F6) > V VOLT(F2)を押します。

W相を設定する場合には、V > 1/2(F6) > W VOLT(F3)を押します。

アンバランスに設定した場合は、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

PHAS VOLT

AC PhaseVolt

全相の交流電圧値を一括設定

U VOLT

U AC PhaseVolt

U相の交流電圧値の設定

V VOLT

V AC PhaseVolt

V相の交流電圧値の設定

W VOLT

W AC PhaseVolt

W相の交流電圧値の設定

• 位相差の設定

U-V間とU-W間の位相差を設定できます。

U-V間の位相差は、V > 1/2(F6) > UV PHASE(F4)を押して設定します。U-W間の位相差はV > 1/2(F6) > UW PHASE(F5)を押して設定します。

U-V間位相差が120°以外またはU-W間位相差が240°以外を設定した場合には、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

UV PHASE

UV Phase

U-V位相差（0 deg～359 deg）設定

UW PHASE

UW Phase

U-W位相差（0 deg～359 deg）設定

線間電圧で設定する

U-V間位相差が120°でU-W間位相差が240°の場合には、線間電圧が設定できます。V > LINE VOLT(F2)を押して設定します。

項目

タイトル

説明

LINE VOLT

AC LineVolt

線間電圧設定

■ AC+DCモードの場合

交流電圧値を相電圧で設定する

各相を一括して設定する場合には、V > AC PH VOLT(F1)を押します。

U相を設定する場合には、V > 1/4(F6) > U ACVOLT(F1)を押します。V相を設定する場合には、V > 1/4(F6) > V ACVOLT(F2)を押します。W相を設定する場合には、V > 1/4(F6) > W ACVOLT(F3)を押します。アンバランスに設定した場合は、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

AC PH VOLT

AC PhaseVolt

全相の交流電圧値を一括設定

U ACVOLT

U AC PhaseVolt

U相の交流電圧値の設定

V ACVOLT

V AC PhaseVolt

V相の交流電圧値の設定

W ACVOLT

W AC PhaseVolt

W相の交流電圧値の設定

• 位相差の設定

U-V間とU-W間の位相差を設定できます。

U-V間の位相差は、V > 1/4(F6) > UV PHASE(F4)を押して設定します。U-W間の位相差はV > 1/4(F6) > UW PHASE(F5)を押して設定します。

U-V間位相差が120°以外またはU-W間位相差が240°以外を設定した場合には、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

UV PHASE

UV Phase

U-V位相差（0 deg～359 deg）設定

UW PHASE

UW Phase

U-W位相差（0 deg～359 deg）設定

交流電圧値を線間電圧で設定する

U-V間位相差が120°でU-W間位相差が240°の場合には、線間電圧が設定できます。V > AC LIN VOLT(F2)を押して設定します。

項目

タイトル

説明

AC LIN VOLT

AC LineVolt

線間電圧設定

直流電圧値を設定する

直流電圧値は、相電圧で設定します。

各相を一括して設定する場合には、V > DC PH VOLT(F3)を押します。

U相を設定する場合には、V > 1/4(F6) > 2/4(F6) > U DCVOLT(F1)を押します。V相を設定する場合には、V > 1/4(F6) > 2/4(F6) > V DCVOLT(F2)を押します。W相を設定する場合には、V > 1/4(F6) > 2/4(F6) > W DCVOLT(F3)を押します。アンバランスに設定した場合には、アンバランスアイコンが表示されます。

項目

タイトル

説明

DC PH VOLT

DC PhaseVolt

全相の直流電圧値を一括設定

U DCVOLT

U DC PhaseVolt

U相の直流電圧値の設定

V DCVOLT

V DC PhaseVolt

V相の直流電圧値の設定

W DCVOLT

W DC PhaseVolt

W相の直流電圧値の設定

周波数を設定する

周波数はACモードとAC+DCモードの場合に設定できます。DCモードの場合には、Fキーは無効になります。

周波数値は出力が オンでもオフでも設定できます。

必要範囲外の周波数を出力しないために、周波数リミット値を設定してください。

■ 周波数値の設定手順

F > FREQ(F1)を押して、周波数値を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

FREQ

Freq

周波数値（1.00 Hz～999.9 Hz）の設定

AC、AC+DC

出力のオン／オフ

出力オンオフ位相制御

警告

感電の危険があります。

OUTPUT端子台、アウトレット、センシング端子には手を触れないでください。無負荷時の、内部のコンデンサの放電時間は約0.1秒間です。

DCモードで、負荷としてコンデンサや電池などを接続している場合には、出力がオフでもその負荷のエネルギーが放出されるまで電圧が残っています。、OUTPUT端子台、アウトレット、センシング端子に接続されている部分にも手を触れないでください。

注意

出力をオンにすると、数十マイクロ秒間、数Vのアンダーシュートまたはオーバーシュートがでることがあります。

OUTPUTキーを押すたびに、出力がオン／オフします。

• 出力オン

ディスプレイにOUTPUT ONが表示されます。

設定した出力モード、電圧レンジに応じた電圧、および周波数を出力します。

単相3線出力時（オプション）でACモードとAC+DCモードの場合には、V相はU相の逆極性の波形が出力されます。

• 出力オフ

ディスプレイにOUTPUT OFFが表示されます。

保護機能が作動してアラーム状態になると、出力がオフ になります。

■ POWERスイッチをオンにしたときの出力の状態

POWERスイッチをオンにしたときの出力の状態を設定できます。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > 1/3(F6) > PON OUTP(F4)を押して、出力の状態を設定します。

項目

タイトル

説明

SAFE

PowerOn OutputOn

POWERスイッチをオンにしたとき出力オフ

FORCE

POWERスイッチをオンにしたとき出力オン

■ 出力オフ状態のインピーダンス

本製品は、機械的なスイッチやリレーによって内部回路と出力を切り離しません。電気的に出力のインピーダンスを高くすることによって出力を オフ にします。従って、チャタリングなしでオン／オフ できます。出力が オフ のときには、出力は高インピーダンス状態になって、出力電圧はほぼ0 Vになります。

出力がオフでも下記のようなインピーダンスがあるため、負荷がバッテリ等の場合には、わずかに本製品に電流が流れ込んで、放電するときがあります。

PCR
500LE

PCR
1000LE

PCR
2000LE

PCR
3000LE

PCR
4000LE

PCR
6000LE

PCR
9000LE

Lレンジ

約

16 kΩ

約
8 kΩ

約
4 kΩ

約
2.7 kΩ

約
2 kΩ

約
1.3 kΩ

約
0.89 kΩ

Hレンジ

約
64 kΩ

約
32 kΩ

約
16 kΩ

約
10.7 kΩ

約
8 kΩ

約
5.3 kΩ

約
3.6 kΩ

■ 出力をオフにしたときの電圧サージ抑制

出力をオフにしたときの電圧サージ抑制を設定できます。

本製品は、出力オフのときに、出力が高インピーダンス状態になります。

電圧サージ抑制をオン（工場出荷時の状態）にすると、出力オフ直後に出力電圧を0 Vにして低インピーダンスにした後に、高インピーダンスにします。負荷による出力オフ直後のオーバーシュートやアンダーシュートが大きくなるのを押さえるために、通常は電圧サージ抑制をオンで使用することをお勧めします。

電圧サージ抑制をオンの状態では、接続した負荷（パワコン、回生インバータ、電池など）によっては、出力オフ直後に本製品に想定外の電流が流れて、試験に影響を及ぼす可能性があります。上記負荷の場合には、電圧サージ抑制をオフにしてください。

CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > 1/2(F6) > SURGE S(F2)を押して、電圧サージ抑制を設定します。

項目

タイトル

説明

ON

Surge suppression

電圧サージ抑制オン

出力電圧を0 Vにしてから出力オフ

OFF

電圧サージ抑制オフ

高インピーダンスのまま出力オフ

出力オンオフ位相制御

交流出力時の出力オン／オフ位相を設定できます。出力 オン、出力オフ の位相がそれぞれ単独で設定できます。ACモードとAC+DCモードで有効です。

単相3線出力時や三相出力（オプション）時は、U相の位相を設定します。

■ 出力オン位相の設定手順

出力オン位相制御をする場合には、位相角も設定します。

ON PHASE (SHIFT+7)キーを押して、出力オン位相を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

FIXED

ON Phase

出力オン位相角（0 deg～359 deg）の設定

出力オン位相制御する

AC、AC+DC

FREE

出力オン位相制御しない

■ 出力オフ位相の設定手順

出力オフ位相制御をする場合には、位相角も設定します。

OFF PHASE (SHIFT+4)キーを押して出力オフ位相を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

FIXED

OFF Phase

出力オフ位相角（0 deg～359 deg）の設定

出力オフ位相制御する

AC、AC+DC

FREE

出力オフ位相制御しない

測定値の表示

現在の出力値をモニタできます。出力がオフの場合には、ほぼ0（ゼロ）になります。

電圧値の表示

LOADレベルメータ

電流値、電力値、力率の表示

測定時間の設定

測定時間を長くすると安定した測定が期待できますが、測定値表示の更新間隔が長くなります。交流成分を含む場合の測定時間設定の目安を下記に示します。

• 交流成分の繰り返し周期が既知の場合には、測定時間を周期の整数倍にすると最も精度の高い測定結果が得られます。

（例）交流成分の繰り返し周期が0.1 sの場合には、測定時間を0.1 sにすると最短時間で最良の結果が得られます。

• 交流成分の繰り返し周期が未知のときには、測定時間を、予想される周期の約10倍以上にすると比較的安定した測定結果が得られます。

周期＞測定時間の設定になっている場合には、線間電圧が正しく測定できません。

高調波電流解析機能を使用していて、周期＞測定時間の設定になっている場合には、正しく測定できません。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > 1/3(F6) > 2/3(F6) > APERTUR(F1)を押して、測定時間を設定します。

工場出荷時は、0.4 sです。

項目

タイトル

説明

有効モード

APERTUR

Aperture Time

測定時間（0.1 s～1.0 s、分解能：0.001 s）の設定

すべて

測定時間の設定は、ファームウェアバージョン5.00で追加された機能です。この機能の追加により、ファームウェアバージョン4.99以前に装備されていた測定値を平均化する機能は無くなりました。

電圧値の表示

状態／測定値／設定項目表示エリアに、測定電圧値を表示します。

電圧値は、実効値、ピーク値、平均値を表示します。

表示を切り替えるには、V-MEAS (SHIFT+V)キーを押して表示させたい項目を選択します。

単相3線出力時と三相出力時（オプション）は、相電圧を表示するか線間電圧を表示するか選択できます。

項目

タイトル

単位

説明

有効モード

RMS

V-Meas

V rms

実効電圧値を表示

すべて

PEAK

V pk

ピーク電圧値を表示

AVE

V ave

平均電圧値を表示

DC、AC+DC

LINE*1

ON

V-Line

V rms

線間電圧値を表示

AC、DC

OFF

相電圧値を表示

*1. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）のみ

線間電圧と相電圧の表示（オプション）

V-LINE

OFF（相電圧を表示）

ON（線間電圧を表示）

単相表示時

U相の例

U-V間の例

全相表示（単相3線出力）時

全相表示（三相出力）時

LOADレベルメータ

LOADレベルメータは、負荷に流れる電流（出力電流）を検出して、定格電流値に対する出力電流値の割合をバーグラフに表示します。出力電流供給能力を知る目安として利用できます。LOADレベルメータのフルスケールは、定格電流値の1.1倍または電流リミット値の、どちらか小さい値です。

単相3線出力時（オプション）は、上からU相、V相です。

三相出力時（オプション）は、上からU相、V相、W相です。

LOADレベルメータのフルスケールバー（一番右の赤色点灯するバー）は、過負荷（OVERLOAD）直前の場合に点灯します。

過負荷直前になると、本製品の内部温度が上昇するため、負荷を軽減してもフルスケールバーだけ薄い赤色で点灯し続ける場合があります。冷却が終了すると、フルスケールバーは消灯します。

フルスケールバーが点灯中に、繰り返し過負荷状態になるとアラーム（ALM-06: OVERLOAD）が発生する場合があります。

■ 定格電流とLOADレベルメータの表示

出力電流は負荷によってさまざまに変化します。定格電流値は出力条件（出力電圧、周波数、負荷力率）によって自動的にディレーティング（低減）されます。

定格電流値の求め方については、付録の「出力と負荷について」を参照してください。

算出した定格電流値の1.1倍または電流リミット値のどちらか小さい値が、LOADレベルメータのフルスケールになります。

PCR1000LE の定格電流の算出例を示します。

• 出力電圧80 V、負荷力率0.6、出力周波数50 Hzの場合

定格電流は、10 A×0.825＝8.25 A

• 出力電圧250 V、負荷力率0.4、出力周波数60 Hzの場合

定格電流は、1 000 W/ 250 V×0.65＝2.6 A

• 出力電圧80 V、負荷力率0.6、出力周波数10 Hzの場合

定格電流は、10 A×0.775＝7.75 A

電流値、電力値、力率の表示

状態／測定値／設定項目表示エリアに、実効電流値、ピーク電流値、平均電流値、電力値、皮相電力値、力率値を表示します。

表示を切り替えるには、I/P/S/λ-MEAS (SHIFT+I)キーを押して表示させたい項目を選択します。

項目

タイトル

単位

説明

有効モード

RMS

I/P/S/λ-Meas

A rms

実効電流値を表示

すべて

PEAK

A pk

ピーク電流値を表示

AVE

A ave

平均電流値を表示

DC、AC+DC

P

W/kW

電力値を表示

すべて

S

VA

皮相電力値を表示

AC、AC+DC

λ

λ

力率値を表示

TOTAL P*1

W

合計電力値を表示

すべて

TOTAL S*1

VA

合計皮相電力値を表示

AC、AC+DC

TOTAL λ*1

λ

合計力率値を表示

*1. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）のみ

■ ピーク電流値のホールド

ピーク測定電流値は、電流の最大瞬時値を測定して、絶対値表示をしています。DCモードで負電圧を出力している場合でも、ピーク電流測定値は正極性で表示されます。

測定値の表示にピーク測定電流値を選択している場合には、ピーク測定電流値をホールドできます。

I/P/S/λ-MEAS (SHIFT+I) > 1/2(F6) > IPK TIM(F5)を押して、ホールド時間を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

IPK TIM

IPk Time

ホールド時間（0 s～10 s、∞ ）の設定

テンキーで10以上の数字を設定すると、無限大（∞）が設定されます。

すべて（ピーク測定電流値を表示している場合のみ）

■ ピーク電流値のクリア

I/P/S/λ-MEAS (SHIFT+I) > PKCLR(F5)を押すと、ピーク電流値がクリアできます。

項目

説明

PKCLR

ピーク電流値のクリア

リミット値と保護機能について

本製品には、リミット機能と保護機能があります。

• リミット機能

本製品の出力電圧設定値や周波数設定値に制限を設けて、誤操作によって負荷に損傷を与えるのを防止したり、負荷に流れる電流を制限したりする機能です。

• 保護機能

本製品の内部回路を損傷するような場合や、試験する機器を保護する場合に制限する機能です。

保護機能が作動すると、アラーム（ALMxx） またはトラブル（TRBL-xx）が発生して、出力がオフになります。

項目

機能

説明

出力オフ

電圧アッパーリミット

電圧ロワーリミット

リミット

リミット設定値の範囲外の電圧は設定できなくなります。

しない

出力過電圧保護（OVP）

保護

測定電圧がOVP 設定値を超えると、アラームが発生して出力がオフになります。

する

出力低電圧保護（UVP）

保護

測定電圧がUVP 設定値未満になると、アラームが発生して出力がオフになります。

する

周波数アッパーリミット

周波数ロワーリミット

リミット

リミット設定値の範囲外の周波数は設定できなくなります。

しない

電流リミット

リミット

リミット設定値（上限値）を超えると、出力オフまたはリミット値を超えないように出力電圧を制御します。下限値は設定できません。超えた場合の動作（出力オフ／出力電圧制御）を設定できます。

出力オフを選択すると、電流リミット値を超えて出力がオフになるまでの時間を設定できます。

出力電圧制御を選択すると、以下の機能が使用できません。

・ソフトスタートオン（ライズタイムの設定）

・電源ライン異常シミュレーションの実行

・シーケンスの実行

・コンペンセーション機能のソフトウェアセンシングとレギュレーションアジャストの使用

選択可

ピーク電流リミット

リミット

出力電流のピーク値を瞬時に制限します。＋（正）極性と－（負）極性のリミットを設定できます。

しない

内部半導体保護（OCP）

保護

本製品内部の半導体を保護する機能。突入電流などの一時的な過電流が発生した場合に、アラームが発生して出力がオフになります。

する

入力電圧低下保護

保護

入力電圧が定格より低くなると、トラブルが発生して出力がオフになります。

する

過負荷保護

保護

出力電流が定格電流または電流リミットを超えると、アラームが発生して出力がオフになります。

する

過熱保護（OHP）

保護

内部の温度が異常に高くなると、アラームが発生して出力がオフになります。

する

リミット値を設定する

本製品の出力電圧設定値や周波数設定値に制限を設けて、誤操作によって負荷に損傷を与えるのを防止したり、負荷に流れる電流を制限したりする機能です。リミット値（制限値）を負荷の条件に合わせて、事前に設定できます。

出力がオンでもオフでも、設定できます。

電圧アッパーリミット／電圧ロワーリミット

周波数アッパーリミット／周波数ロワーリミット

電流リミット／ピーク電流リミット

電圧アッパーリミット／電圧ロワーリミット

本製品の出力設定値に制限を設けて、誤操作によって負荷に損傷を与えるのを防止する機能です。リミット値を負荷の条件に合わせて、事前に設定できます。

電圧リミット値を設定すると、リミット範囲外の電圧は設定できなくなります。0 Vだけは範囲外でもテンキーを使用して設定できます。

ロワーリミット値 ≦ アッパーリミット値になるように設定してください。

AC+DCモードでは、ACのリミット値とDCのリミット値があります。エントリーエリアのタイトルを確認して設定してください。

単相3線出力時と三相出力時（オプション）は、相電圧で設定してください。

電圧アッパーリミット値を設定する場合には、V > VMAX(F4)を押して、リミット値を設定します。

電圧ロワーリミット値を設定する場合には、V> VMIN(F5)を押して、リミット値を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

VMAX

ACVoltMax

AC PhaseVoltMax*1

交流電圧のアッパーリミット値（0.0 V～305.0 V）の設定

AC、AC+DC

DCVoltMax

DC PhaseVoltMax*1

直流電圧のアッパーリミット値（-431.0 V～431.0 V）の設定

DC、AC+DC

VMIN

ACVoltMin

AC PhaseVoltMin*1

交流電圧のロワーリミット値（0.0 V～305.0 V）の設定

AC、AC+DC

DCVoltMin

DC PhaseVoltMin*1

直流電圧のロワーリミット値（-431.0 V～431.0 V）の設定

DC、AC+DC

*1. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）の表示

周波数アッパーリミット／周波数ロワーリミット

本製品の出力設定値に制限を設けて、誤操作によって負荷に損傷を与えるのを防止する機能です。リミット値を負荷の条件に合わせて、事前に設定できます。

周波数リミット値を設定するとリミット範囲外の周波数は設定できなくなります。

DCモードでは設定できません。

ロワーリミット値 ≦ アッパーリミット値になるように設定してください。

周波数アッパーリミット値を設定する場合には、F > FMAX(F4)を押して、リミット値を設定します。

周波数ロワーリミット値を設定する場合には、F > FMIN(F5)を押して、リミット値を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

FMAX

FreqMax

周波数のアッパーリミット値（1.00 Hz～999.9 Hz）の設定

AC、AC+DC

FMIN

FreqMin

周波数のロワーリミット値（1.00 Hz～999.9 Hz）の設定

リミット値を設定する（続き）

電流リミット／ピーク電流リミット

負荷に流れる電流を制限する機能で、電流リミット、＋（正）ピーク電流リミット、－（負）ピーク電流リミットがあります。リミット値を負荷の条件に合わせて、設定できます。

• 電流リミット

出力電流の上限値を設定できます。下限値は設定できません。

出力電流の実効値で作動します。

電流リミット値を超えたときの動作（出力をオフする／出力をオフしない）を設定できます。

実際の電流リミットは、定格電流値の1.1倍または電流リミット設定値の、どちらか小さい値で動作します。定格電流値は、出力条件（出力電圧、周波数、負荷力率）によって自動的にディレーティングされます。定格電流値の詳細については、「出力と負荷について」参照してください。

• ＋ピーク電流リミットと－ピーク電流リミット

＋（正）極性と－（負）極性のピーク電流リミットを設定できます。

出力電流のピーク値を瞬時に制限します。

ピーク電流値がピーク電流リミット値に近づく（94 %程度）とIPK.LIMが表示されます。

ピーク電流リミットを設定しても、LOADレベルメータのフルスケールは変化しません。

電流リミット値を設定する場合には、I > ILIMIT(F1)を押して、リミット値を設定します。

＋ピーク電流リミット値を設定する場合には、I > +IPKLIM(F4)を押して、リミット値を設定します。

－ピーク電流リミット値を設定する場合には、I > -IPKLIM(F5)を押して、リミット値を設定します。

項目

タイトル

説明

ILIMIT

ILimit

電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×1.1）の設定

U*1

U ILimit

U相の電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×1.1）の設定

V*1

V ILimit

V相の電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×1.1）の設定

W*2

W ILimit

W相の電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×1.1）の設定

+IPKMAX

+IPKLimit

＋ピーク電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×4.4）の設定

U*1

U +IPKLimit

U相の＋ピーク電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×4.4）の設定

V*1

V +IPKLimit

V相の＋ピーク電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×4.4）の設定

W*2

W +IPKLimit

W相の＋ピーク電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×4.4）の設定

-IPKMAX

-IPKLimit

－ピーク電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×4.4）の設定

U*1

U -IPKLimit

U相の－ピーク電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×4.4）の設定

V*1

V -IPKLimit

V相の－ピーク電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×4.4）の設定

W*2

W -IPKLimit

W相の－ピーク電流リミット値（定格電流×0.1～定格電流×4.4）の設定

*1. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）のみ

*2. 三相出力時（オプション）のみ

出力モード

設定値

PCR
500LE

PCR
1000LE

PCR
2000LE

PCR
3000LE

PCR
4000LE

PCR
6000LE

PCR
9000LE

電流リミット*1

AC

0.50 A～5.50 A

1.00 A～11.00 A

2.00 A～22.00 A

3.00 A～33.00 A

4.00 A～44.00 A

6.00 A～66.00 A

9.00 A～99.00 A

DC、AC+DC

0.35 A～3.85 A

0.70 A～7.70 A

1.40 A～15.40 A

2.10 A～23.10 A

2.80 A～30.80 A

4.20 A～46.20 A

6.30 A～69.30 A

＋ピーク電流リミット*2

すべて

0.50 A～22.00 A

1.00 A～44.00 A

2.00 A～88.00 A

3.00 A～132.0 A

4.00 A～176.0 A

6.00 A～264.0 A

9.00 A～396.0 A

－ピーク電流リミット*2

すべて

-0.50 A～-22.00 A

-1.00 A～-44.00 A

-2.00 A～-88.00 A

-3.00 A～-132.0 A

-4.00 A～-176.0 A

-6.00 A～-264.0 A

-9.00 A～-396.0 A

*1. 実際に供給できる電流値は、定格電流の1.1倍または電流リミット設定値のどちらか小さい値です。
「定格出力電流特性（ディレーティング）」を参照してください。

*2. 実際に供給できる電流値は、最大ピーク電流またはピーク電流リミット設定値のどちらか小さい値です。
最大ピーク電流については、「出力ACモード（AC実効値）」を参照してください。

リミット値を設定する（続き）

電流リミット／ピーク電流リミット（続き）

■ 電流リミット値を超えたときの動作

電流リミット値を越える電流が流れたときの動作（出力をオフするかどうか）を設定できます。ACモードでは、電流リミット値を超えて出力がオフになるまでの時間を設定できます。

電流リミット機能は電流の実効値で作動します。

動作：出力をオフする（ENABLE）

• リミット値を越えていない場合

• リミット値を超えた場合

ACモードではトリップタイム設定時間経過後に出力オフ

DCモードとAC+DCモードは1 秒後に出力オフ

測定時間の設定によって、応答にディレイがあります。作動後約120秒間（Busy状態）は、出力をオンにできません。

動作：出力をオフしない（DISABLE）

• リミット値を越えていない場合

• リミット値を超えた場合

リミット値を超えないように出力電圧制御

I > TRIP(F2)を押して、リミット値を超えたときの動作を選択します。

項目

タイトル

説明

ENABLE

Trip

電流リミット値を超える電流が一定時間を超えて流れた場合に、OVERLOAD点灯、出力をオフ、アラーム（ALM-06: OVERLOAD）発生

DISABLE

電流リミット範囲内の場合はTRIP DIS.点灯。

電流リミット値を超える電流が流れた場合は、OVERLOAD点灯、電流リミット値を超えないように出力電圧を制御*1する

*1. RMS値を計算しています。計測処理時間と電圧分解能の関係で、電流リミット値を数秒間超える場合があります。制御中は、電流値が振動（増減）する場合があります。

ENABLE（出力をオフ）を選択した場合

アラームはALM CLR（SHIFT + CLR）キーで解除できます。

注意

故障の原因となります。オーバーロードが発生した場合には、必ずその原因を取り除いてから、OUTPUTキー を押してください。

DISABLE（出力をオフしない）を選択した場合

出力をオフしない（DISABLE）を選択すると、以下の実行が不可になります。

ソフトスタートオン（ライズタイムの設定）

電源ライン異常シミュレーションの実行

シーケンスの実行

コンペンセーション機能のソフトウェアセンシングとレギュレーションアジャストの使用

ーNoteー

負荷短絡や極端な過負荷の場合や、出力電圧制御中の出力電圧と出力電圧設定値の差が大きい（出力電圧設定値が高い）場合には、内部半導体保護（OCP）が作動して出力電圧波形が歪んだり、アラーム（ALM-03: OCP）になる場合があります。

電流リミット値を超えて出力がオフになるまでの時間（トリップタイム）の設定

ACモードの場合に、電流リミット値を超えたときの出力がオフになるまでの時間（設定時間を、電流リミットを超えた状態が連続して経過）を設定できます。突入電流などの短時間の過負荷に対して、出力をオフにしたくない場合に有効です。

電圧設定が10 V（Lレンジ）／20 V（Hレンジ）以下の場合には、トリップタイムを4 s以上に設定しても3 sで出力がオフになります。

過負荷の状態や本製品内部電流測定のタイミングによってオフになるまでの時間が長くなる場合があります。測定時間の設定によって、応答にディレイがあります。

LOADレベルメータのフルスケールバーが点灯し続けている場合には、本製品の内部温度が上昇しています。繰り返し過負荷になると、オフになるまでの時間が短くなる場合があります。

I > TRIP(F2) > TRIP TIM(F5)を押して、オフになるまでの時間を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

TRIP TIM

Trip Time

電流リミット値を超えて出力がオフになるまでの時間（0 s～10 s）の設定

AC

保護機能を使用する

ブレーカが作動した場合の対処

本製品は、次のような保護機能を備えています。

• 入力電圧低下保護 • 過熱保護（OHP）

• 過負荷保護 • 出力低電圧保護（UVP）

• 出力過電圧保護（OVP） • 内部半導体保護（OCP）

保護機能が作動すると、アラーム音とともにALARM が表示されて出力がオフになります。

ワンコントロール並列運転時（オプション）は、１台にアラームが発生すると、システムすべての出力がオフになります。

■ アラームのクリア

ALM CLR(SHIFT+CLR)キーでアラームクリアして、アラーム発生要因を取り除いてください。

アラームの原因をすべて取り除いても、アラームを解除できない場合には、故障の可能性があります。本製品の使用を中止して、購入先または当社営業所にお問い合わせください。問い合わせのときには、表示されたアラーム番号を知らせてください。

■ 入力電圧低下保護

入力電圧が定格より低くなると入力電圧低下保護が作動してトラブル（AC INPUT LOW）が発生します。本製品の入力電圧を仕様の範囲内にしてください。入力電源配線が長い場合には、電線径を大きくして電圧降下を小さくしてください。

■ 過熱保護（OHP）

内部の温度が異常に高くなると過熱保護が作動してアラーム（ALM-02: OHP）が発生します。電源をオンにしたまま10分ほど待ってください。

10分後にアラームが発生しなくなった場合は、本製品の設置方法に不備があるかダストフィルタの目詰まりが考えられます。

不備がない場合には、本製品の使用を中止して、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

■ 過負荷保護

出力電流が定格電流または電流リミットを超えると、過負荷保護が作動してアラーム（ALM-06: OVERLOAD）が発生します。

逆潮流時は、定格電流の30%または電流リミット設定値の、どちらか小さい値で作動します。

電流リミット値は、設定値を超えたときの動作を設定できます。

■ 出力低電圧保護（UVP）と出力過電圧保護（OVP）

UVPとOVPの判定は電圧モードによって変わります。

ACモード：測定電圧の実効値で判定

DCモード：測定電圧の平均値で判定

AC+DCモード：測定電圧の実効値と平均値の両方で判定

• 出力低電圧保護（UVP）

測定電圧がUVP設定値未満になって約1秒間継続すると、出力低電圧保護が作動します。アラームが発生（ALM-07: UVP）します。

• 出力過電圧保護（OVP）

測定電圧がOVP設定値を超えて約1秒間継続すると、出力過電圧保護が作動します。アラームが発生（ALM-00: OVP）します。

• UVP/OVPの設定

ACモードでは実効値で設定します。DCモードでは、平均値で設定します。

AC+DCモードは実効値で設定します。平均値を設定する場合には、いったんDCモードにして平均値を設定した後に、AC+DCモードに戻します。

単相3線出力時と三相出力時（オプション）は、相電圧で設定してください。

OVPを設定する場合には、V > PROTECT(F3) >OVP(F1)を押します。

UVPを設定する場合には、V > PROTECT(F3) > UVP(F2)を押します。

PROTECT(F3) が表示されない場合には、表示されるまでF6キーを押してください。

項目

タイトル

説明

OVP

OVP

OVP値（AC/AC+DCモード：0.0 V～474.1 V、DCモード：-474.1 V～474.1 V）の設定

UVP

UVP

UVP値（AC/AC+DCモード：0.0 V～474.1 V、DCモード：-474.1 V～474.1 V）の設定

■ 内部半導体保護（OCP）

内部半導体保護は、本製品内部の半導体を保護する機能です。本製品の使用方法がその仕様に適合していれば、内部半導体保護は作動しません。突入電流などの一時的な過電流が発生した場合には、内部半導体保護が作動します。内部半導体保護の作動が一定時間続くとアラーム（ALM-03: OCP）が発生します。

内部半導体保護が作動すると出力電圧波形が歪みます。

ACモードの場合には、内部半導体保護が作動してアラームになるまでの時間を設定できます。設定時間を内部半導体保護回路が作動した状態が連続して経過するまでアラームになりません。突入電流などの短時間の過負荷に対して、アラームにしたくない場合に有効です。

DCモードとAC+DCモードの場合には内部半導体保護が作動して1秒後にアラームになります。

内部半導体保護作動中に「OCP」が表示されます。

アラーム作動後約120秒間（Busy状態）は、出力をオンにできません。「Busy」表示が消灯するまでの時間が表示されます。

繰り返し内部半導体保護が作動すると、本製品の故障の原因になります。

アラームになるまでの時間の設定

ACモードの場合に、内部半導体保護が作動してアラームになるまでの時間（設定時間を、内部半導体保護作動状態が連続して経過）を設定できます。

過負荷の状態によってアラームになるまでの時間が長くなる場合があります。

アラームにならなくても、出力電圧波形は内部半導体保護回路が作動しているために歪んでいます。

I > 1/2(F6) > OCP TIM(F1)を押して、アラームになるまでの時間を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

OCPTIM

OCPTIME

内部半導体保護機能が作動してアラームになるまでの時間（1 s～3 s）の設定

AC

アラーム時の対処方法

アラームになった場合には下記の対処方法を実施して、120秒以上経過してから運転を再開してください。

内部半導体保護が作動した原因が取り除かれれば自動的に解除されます。内部半導体保護が作動しているうちはALM CLR（SHIFT + CLR）キーを押してもアラームは解除されません。

• 線形負荷の場合

定格電流を超えている場合には負荷を低減する。

力率が低い場合には（遅れ位相）、進相コンデンサ等で力率を上げる。

力率が低い場合には（進み位相）、負荷にダミー抵抗を並列に付けて力率を上げる。

• コンデンサインプット型整流負荷の場合

ピーク電流を低減する。

• 突入電流が流れる負荷の場合

突入電流を低減する。

ソフトスタート（電圧上昇時間）を設定する。

保護機能を使用する（続き）

ブレーカが作動した場合の対処

ブレーカはPCR500LEとPCR1000LEにはありません。

PCR2000LE、PCR3000LE、PCR4000LE、PCR6000LE、PCR9000LEは、前面パネルの1つのアウトレットから10 A以上の出力電流を流すと、アウトレットの横にあるブレーカが作動して、アウトレットからの出力が遮断することがあります。ブレーカが作動すると、前方に赤いボタン（ブレーカボタン）が飛び出します。

2つの アウトレットと後面パネルの OUTPUT 端子台から流すことができる出力電流合計値は定格出力電流までです。定格値を超えると過負荷保護機能が作動します。

例えばPCR4000LEの場合には、出力電圧 100 V(100 Vレンジ)、負荷力率 1、出力周波数 50 Hz の時に、2つのアウトレットに 10 Aずつ出力電流を流すと、OUTPUT 端子台の最大出力電流は20 A（＝40-10-10）になります。

1

POWERスイッチをオフにします。

2

ブレーカボタンを押し込みます。

3

出力電流が10 A以下になるように、負荷を調整します。

4

POWERスイッチをオンにします。

メモリーを使用する

本製品は本体のメモリーに保存する方法と、USBメモリーに保存する方法の2通りあります。

本体メモリーを使用する

USBメモリーを使用する

• 本体メモリー

電圧急変や周波数急変試験に有効です。

設定内容を99個まで保存できます（メモリ番号：0～99、0は呼び出し専用）

以下の内容をメモリーに保存したり、メモリーから呼び出したりできます。

AC

DC

AC+DC

周波数

○

×

○

交流電圧値

○

×

○

直流電圧値

×

○

○

波形バンク番号

○

×

○

• USBメモリー

本体メモリー、パネル設定、電源ライン異常シミュレーション、シーケンスデータ、波形バンクの1波形データが保存できます。

本体メモリーを使用する

周波数、交流電圧値、直流電圧値、波形バンク番号を本体メモリーに保存したり、本体メモリーから呼び出ししたりできます。

単相3線出力時と三相出力時（オプション）は、相電圧の値が保存されます。線間電圧値は相電圧からの計算値になります。

■ メモリーへの保存

1

保存したい内容を設定します。

2

MEMORY > STR No(F3)を押します。

3

テンキーまたはロータリーノブで保存したいメモリー番号を選択します。

エントリーエリアに保存する設定値（周波数、交流電圧値、直流電圧値、波形バンク番号）が表示されます。

4

STORE(F4)を押して保存します。

現在の設定内容が保存されます。

■ メモリーの呼び出し

呼び出す周波数値が現在の周波数ロワーリミット値より低い場合は、ロワーリミット値が設定されます。周波数アッパーリミット値より高い場合には、アッパーリミット値が設定されます。

電圧ロワーリミット値より低い電圧値や電圧アッパーリミット値より高い電圧値を呼び出す場合、Lレンジで設定範囲を超える電圧値を呼び出す場合、AC+DCモードでピーク電圧値が-431 V～431 V（Hレンジ）／-215.5 V～215.5 V（Lレンジ）の範囲外になる場合には、0 Vが設定されます。

1

MEMORY > RCL No(F1)を押します。

2

テンキーまたはロータリーノブで呼び出したいメモリー番号を選択します。

エントリーエリアにメモリーから呼び出す設定内容（周波数、交流電圧値、直流電圧値、波形バンク番号）が表示されます。

3

RECALL(F4)を押して、メモリーの内容を呼び出します。

新しい設定値になります。

メモリーを使用する（続き）

USBメモリーを使用する

USBメモリーに波形バンク1波形データ、本体メモリー（1～99）、パネル設定、電源ライン異常シミュレーション、シーケンスデータが保存できます。電源ライン異常シミュレーションやシーケンス実行中には、USBメモリーへの保存や呼び出しはできません。

容量が16 GBを超えるUSBメモリーは使用できません。

USBメモリーはパソコンでフォーマット（FAT32形式）してください。

USBメモリーによっては動作しない場合があります。

■ 日付と時間の設定

日付と時間はUSBメモリーに保存するファイルの作成日付と時間に使用されます。電源オフの状態が2～3週間続くと、日付と時間の設定はクリアされます。

1

CONFIG(SHIFT+OPR MODE) > 1/2(F6) > DATE TIM(F1)を押します。

2

▼ ▼キーで設定する項目（年／月／日／時／分）に移動して、ロータリーノブで設定します。

テンキーは使用できません。秒は設定できません。

3

APPLY(F4)を押して、日付と時間を設定します。

新しい設定値になります。設定できない日にち（2/30など）を設定すると、翌月の1日に設定されます。

■ 保存ファイルのフォルダとファイル名

USBメモリーのルートフォルダに以下のフォルダが作成されてデータが保存（ファイル名「フォルダ名＋３桁の数字(001～999).txt」）されます。

本製品から、ファイルの削除やリネームはできません。パソコンから操作してください。

ファイル名には半角英数字を使用してください。\、/、¥、*、?、”、<、>、|は使用できません。

各フォルダは100ファイル以下にしてください。

保存内容

作成されるフォルダ

ファイル名*1

本体メモリー

MEM

MEMxxx.txt

パネル設定

SET

SETxxx.txt

電源ライン異常シミュレーション

SIM

SIMxxx.txt

シーケンスデータ

SEQ

SEQxxx.txt

波形バンクの内容

WAVE

WAVExxx.txt

*1. ファイル名のxxxは自動的に付加される通し番号（001～999）

■ USBメモリーへの保存

1

保存したい内容を設定します。

2

USBメモリーを前面パネルのUSBコネクタに接続します。

3

OTHERS(SHIFT+MEMORY) > 1/3(F6) > FILE(F5) > SAVE(F3)を押します。

4

保存したい項目を選択します。

項目

説明

MEM

本体メモリー

SET

パネル設定

SIM

電源ライン異常シミュレーション

SEQ

シーケンスデータ

WAVE

波形バンクの内容

エントリーエリアにデータが保存されるファイル名が表示されます。波形バンクの場合には、保存する波形バンク番号とファイル名が表示されます。テンキーは使用できません。

5

波形バンクを保存する場合には、項目選択後に保存する波形バンク番号をロータリーノブで設定します。

単相3線出力時または三相出力時（オプション）の場合で保存する波形タイプがユーザ定義波形のときには、保存したい相をPHASE SEL(F3)で選択します。

6

SAVE(F4)を押して保存します。

「File was saved」の表示が消えるまでは、USBメモリーを取り外さないでください。

7

USBメモリーをUSBコネクタから取り外します。

■ USBメモリーの呼び出し

1

USBメモリーを前面パネルのUSBコネクタに接続します。

2

OTHERS(SHIFT+MEMORY) > 1/3(F6) > FILE(F5) > LOAD(F1)を押します。

3

呼び出したい項目を選択します。

項目

説明

MEM

本体メモリー

SET

パネル設定

SIM

電源ライン異常シミュレーション

SEQ

シーケンスデータ

WAVE

波形バンクの内容

USBメモリーに保存されているファイル名が表示されます。

4

波形バンクを呼び出す場合には、呼び出した波形バンクを保存する波形バンク番号をロータリーノブで設定してFILE SEL(F2)を押します。

テンキーは使用できません。

単相3線出力時または三相出力時（オプション）の場合で呼び出す波形タイプがユーザ定義波形のときには、呼び出したい相をPHASE SEL(F3)で選択します。

5

呼び出したいファイルをロータリーノブで設定します。

波形バンクを呼び出す場合には、WB No.(F1)を押すと呼び出した波形番号を保存する波形バンク番号を変更できます。テンキーは使用できません。

6

LOAD(F4)を押して呼び出します。

「File was loaded」の表示が消えるまでは、USBメモリーを取り外さないでください。

7

USBメモリーをUSBコネクタから取り外します。

メモリーを使用する（続き）

USBメモリーを使用する（続き）

■ エラーメッセージ

USBメモリーに異常がある場合はエラーになります。エラーになった場合には、エラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ

説明

Data out of range. (line=行番号)

設定値が範囲外

Disk access error. (エラーコード)

USBメモリーのリード／ライトエラー

Disk error. (エラーコード line=行番号)

そのほかのエラー

Disk full.

USBメモリーに空き容量がない

Disk mount error.

USBメモリーのマウントに失敗

File not found.

ファイルが見つからない

Illegal parameter. (line=行番号)

不正なパラメータ

No disk.

USBメモリーが接続されていない

Not supported. (line=行番号)

処理不可

Path not found.

パス（フォルダ）が見つからない

Settings conflict. (line=行番号)

設定できない条件

Syntax error. (line=行番号)

区切り文字が見つからない

ー応用編ー

操作マニュアル　－応用編ーでは、応用操作について説明します。

シンクロ機能を使用する

シンクロ機能は、本製品の出力電圧の周波数と位相を、入力電源の 50 Hzまたは 60 Hzに同期（シンクロ）させます。ACモードとAC+DCモードで有効です。

外部測定器の表示が安定しない場合などに有効です。

同期遅延位相角を設定すると、三相入力の機種（PCR9000LE）の入力電圧の同期位相を細かく管理できます。

シンクロ機能をオンにすると、周波数リミット機能は作動しません。

■ シンクロ機能のオン／オフ

入力電源周波数が定格範囲外の場合や、入力電源電圧の歪みやノイズが極端に大きい場合には、同期できません。SYNC NGが表示されます。

SYNC (SHIFT+9)キーを押して、シンクロ機能をオン／オフします。

項目

タイトル

説明

有効モード

ON

Sync

シンクロ機能を使用する

同期するまでSYNC/SYNC+Pが点滅します。数秒経過して周波数と位相が同期すると、SYNC/SYNC+P が点灯して同期した周波数が表示されます。

AC、AC+DC

OFF

シンクロ機能を使用しない

■ 同期遅延位相角の設定

SYNC (SHIFT+9) > DELAY(F4)を押して設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

DELAY

Sync delay deg

同期遅延位相角（0 deg～359 deg）の設定

AC、AC+DC

■ シンクロ機能を解除したときの周波数

シンクロ機能使用時の周波数が周波数リミット範囲内の場合には、同期していた 50 Hzまたは 60 Hzのどちらかに設定されます。周波数リミット範囲外の場合には、周波数リミット機能が作動します。

シンクロ機能使用時の周波数がロワーリミットより低い場合には、ロワーリミット値になります。アッパーリミットより高い場合には、周波数はアッパーリミット値になります。

■ 位相について

入力の結線と出力設定に対しての同期位相は、下記のようになります。

入力結線

単相出力

単相3線出力 （オプション）

三相出力

（オプション）

単相入力

入力と同位相

VU-NはVL-Nと同位相

三相3線入力

PCR6000LE 200 V

PCR9000LE 200 V

入力VR-Sと同位相

VU-NはVR-Sと同位相

三相4線入力

PCR6000LE 400 V

PCR9000LE 400 V

入力VR-Nと同位相

入力と同位相

コンペンセーション（電圧補償）機能を使用する

コンペンセーション機能は、本製品から遠い場所に負荷が接続されている場合に、負荷線による電圧降下を補償します。本製品には、ソフトセンシング、ハードセンシング、レギュレーションアジャストの3種類があります。用途によって使い分けてください。

ハードセンシングとソフトセンシングの配線

レギュレーションアジャストの配線

コンペンセーション機能の設定手順

センシング機能の確認（レギュレーションアジャスト機能を除く）

単相3線出力時と三相出力時（オプション）は、レギュレーションアジャストは無効です。

警告

感電の恐れがあります。

• 負荷やセンシング線を接続する前に、POWER スイッチを オフ にして、入力電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤からの給電を遮断してください。

• ターミナルボックスのカバーは確実に取り付けてください。

• ハードセンシング

本製品内部の出力電圧補正ポイントを直接負荷端に接続します。リアルタイムに補正がかかるため高速に出力電圧を安定化できます。

負荷端までの電力線のインピーダンス（抵抗とインダクタンスの合成）が補償回路内に入るため電力回路の安定性が低下します。配線や負荷の種類によっては不安定動作（発振など）になる場合があります。不安定動作になる場合には、ソフトセンシングを使用してください。

出力電圧の応答速度を要求されない負荷の場合には、ソフトセンシングの使用をお勧めします。

以下の状態ではハードセンシングを選択できません。

出力オン

出力インピーダンスを設定している（ON）

レスポンスで通常速度（MEDIUM）と高速応答（FAST）選択時

• ソフトセンシング

センシングポイントの電圧を本製品の測定機能によって測定して、電圧の不足分を自動的に補正します。電圧の安定度、負荷電流の急変による出力電圧の応答性、波形の質（歪率）などにおいて、本製品の通常の性能より低下します。

DCモードでも、通常の直流電源のリモートセンシングより性能が低下します。

ソフトセンシングにより補正できる電圧は、本製品の出力電圧の±10 ％までです。補正時の最大出力電圧は本製品の定格電圧で制限されます。

周波数が40 Hz未満の場合には、ソフトセンシングは無効です。

以下の状態ではソフトセンシングを選択できません。

出力オン

AC+DCモード選択時

出力インピーダンスを設定している（ON）

電流リミット値を超えたときの動作が出力をオフしない（DISABLE）

波形バンクを指定している

電源ライン異常シミュレーション実行中

シーケンス動作実行中

ソフトスタートオン

• レギュレーションアジャスト

出力電流による電圧降下を計算して、その降下分だけ出力電圧を上昇させる機能です。

本製品と負荷との間が遠く離れていて、負荷端の電圧を安定化させたい場合に使用します。ハードセンシング機能やソフトセンシングで接続するセンシング線を必要としません。

電圧の安定化精度・歪率・応答速度が、本製品の通常の性能より低下します。用途によっては、使用できないことがあります。動作を確認して使用してください。

レギュレーションアジャストにより補正できる電圧は本製品の出力電圧の+10 ％までです。補正時の最大出力電圧は本製品の定格電圧で制限されます。出力電流が定格最大電流の10 %以下の条件では、電圧補償されません。

以下の状態ではレギュレーションアジャストを選択できません。

出力オン

AC+DCモードまたはDCモード選択時

出力インピーダンスを設定している（ON）

電流リミット値を超えたときの動作が出力をオフしない（DISABLE）

波形バンクを指定している

電源ライン異常シミュレーション実行中

シーケンス動作実行中

ソフトスタートオン

ハードセンシングとソフトセンシングの配線

負荷線（LとN）をツイスト（撚る）して、出力端子と負荷の間を最短で接続してください。ツイストできない場合には、互いに沿わすように配線して、結束バンドで何カ所か留めることをおすすめします。

センシングは、片道で約1.5 Vまで補償できます。負荷線の電圧降下が補償電圧を超えないように、十分な電流容量の電線を選択してください。

本製品の出力電圧設定値が小さくなるにしたがって、検出電圧も小さくなります。本製品の出力電圧設定値が小さい場合は、負荷への配線を太く短かくするなどして、電線による電圧降下をできるだけ小さくしてください。

注意

本製品や負荷の故障の原因となります。センシング線が外れたり極性を間違えると出力に過電圧が発生します。保護機能が作動して出力がオフになりますが、保護機能が作動するまでの数百ミリ秒間は過電圧を生じます。

端子台トレーを引き出して、センシング線を取り付けます。センシング端子へ使用できる電線の導体サイズはAWG22～AWG16です。電線の被覆は約10 mm取り除いてください。

1

POWERスイッチがオフになっていることを確認します。

2

負荷の電源スイッチがオフになっていることを確認します。

負荷の電源スイッチをオフにできない場合には、センシング専用の端子台を設けてください。センシング専用の端子台には、負荷を接続しないでください。

3

本製品のSENSING端子N側と試験する機器のN側をセンシング線で接続します。同様にSENSING端子L側と試験する機器のL側を接続します。

配線は、負荷に最も近いところに接続してください。

■ 単相3線出力時と三相出力時（オプション）の配線

• 単相3線出力時

各相出力線（LとN）を負荷端（センシングポイント）まで接続します。

• 三相出力時（三相4線結線）

各相出力線（LとN）を負荷端（センシングポイント）まで接続します。

• 三相出力時（三相3線結線）

三相3線結線は、不平衡負荷時に出力電圧の安定度が低下します。ハードセンシング時には、不安定な動作になる場合があります。

PCR-LEシリーズのOUTPUT端子台N端子とSENSING端子台のN端子の接続は、できるだけ短く配線してください。中央に置いたPCR-LEにすべて接続します。

コンペンセーション（電圧補償）機能を使用する（続き）

レギュレーションアジャストの配線

負荷を接続した後に出力をオンにして、負荷端で必要な電圧に出力電圧を設定します。負荷端では、負荷線による電圧降下のため、電圧は本製品の電圧より低下します。負荷端の電圧が必要な電圧となっていることを確認するため、電圧計などを用意してください。

レギュレーションアジャストにより補正できる電圧は本製品の出力電圧の+10 ％までです。

コンペンセーション機能の設定手順

センシングポイントにおいて安定化させたい電圧と周波数を設定します。DCモードでは、電圧だけを設定します。

OTHER (SHIFT+MEMORY) > 1/3(F6) > COMPEN(F2)を押して、コンペンセーション機能を設定します。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

有効モード

OFF

Compen
sation

コンペンセーション（電圧補償）機能を使用しない

なし

すべて

SENS.-H

ハードセンシングを使用する

出力:オン

出力インピーダンス:設定している

レスポンス：MEDIUMまたはFAST

SENS.-S

ソフトセンシングを使用する

出力:オン

出力インピーダンス:設定している

電流リミット値を超えたときの動作：DISABLE

波形バンク：指定している

ソフトスタート：オン

電源ライン異常シミュレーション：実行中

シーケンス動作：実行中

AC、DC

REG ADJ*1

レギュレーションアジャストを使用する

負荷に実際に電流を流して、負荷端に接続した電圧計を見ながらロータリーノブで設定電圧値と同じ電圧になるように調整します。

AC

*1. 単相3線出力時、三相出力時（オプション）は無効

周波数が40 Hz未満の場合には、ソフトセンシングは無効です。出力がオンでソフトセンシングが無効の場合には、画面に「SENS」と表示されます

■ レギュレーションアジャストを調整する

レギュレーションアジャストは、OTHER (SHIFT+MEMORY) > 1/3(F6) > COMPEN(F2)でREG ADJ(F4)を選択した後に、調整が必要です。

実際に負荷に電流を流して、負荷端に接続した電圧計を見ながらロータリーノブで設定電圧値と同じ電圧になるように調整します。

調整が終了したらESCキーを押して、ホームポジションに戻ります。

センシング機能の確認（レギュレーションアジャスト機能を除く）

ハードセンシングとソフトセンシングを使用する場合には、センシング線の配線が終了したら、配線に異常がないか確認します。負荷の電源スイッチがオフの状態で確認します。

1

POWERスイッチをオンにします。

2

出力低電圧保護（UVP）を5 Vに設定します。

3

出力過電圧保護（OVP）を20 Vに設定します。

4

出力電圧レンジをHレンジにします。

5

出力電圧を10 Vに設定して出力をオンにします。

6

数十ボルトの電圧が出力されていないか確認します。

出力が出た場合は、接続異常です。センシング線が外れていないか、極性が間違えていないか確認してください。センシング線が外れていたり極性を間違えたりしていると、保護機能が作動するまでの約1秒間、負荷端（センシングポイント）に電圧が印加されます。

センシング線が確実に結線されていないと、アラーム（ALM-07: UVPまたはALM-22: SENSING FAILURE）が発生する場合があります。センシング線の極性が間違っていると、アラーム（ALM-00: OVP）が発生する場合があります。正しく結線してください。

センシング専用の端子台を設けている場合には、センシング機能の確認後に端子台に負荷を接続して使用してください。

電源ライン異常シミュレーションを使用する

ACモードで使用している場合に、PCR-LEシリーズの出力を停電、電圧降下（ディップ）、電圧上昇（ポップ）させて電源ラインの異常シミュレーションができます。

電源ライン異常シミュレーションの設定手順

電源ライン異常シミュレーションの実行と停止

スイッチング電源や電子機器などの試験に使用することができます。

電源ライン異常シミュレーションでは、サイン波形が出力されます。特殊波形が設定されていても、電源ライン異常シミュレーションを実行するとサイン波形になります。

出力がオンでもオフでも設定できます。

パラメータ

説明

T1

電圧変動開始時間または電圧変動開始位相

波形がプラスゼロクロスから（ゼロ軸と交わってから）電圧上昇、電圧下降などの電圧変動が始まるまでの時間または位相

T2

スロープ時間1

ポップ：電圧をどれだけの時間をかけてポップ電圧まで上昇させるか

ディップ：電圧をどれだけの時間をかけてディップ電圧まで下降させるか

T3

電圧変動時間

ポップ：上がりきった電圧（ポップ電圧）をどれだけの時間持続させるか

ディップ：下がりきった電圧（ディップ電圧）をどれだけの時間持続させるか

T4

スロープ時間2

ポップ：電圧をどれだけの時間をかけてポップ電圧からT5における電圧まで下降させるか

ディップ：電圧をどれだけの時間をかけてディップ電圧からT5における電圧まで上昇させるか

T5

復帰時間または復帰サイクル

電圧上昇、または電圧下降が終了し復帰した状態をどれだけの時間持続させるか、または現在の周波数で何サイクル持続させるか

T3VOLT

変動電圧

ポップ：上がりきった電圧（ポップ電圧）

ディップ：下がりきった電圧（ディップ電圧）

LOOP

繰り返し回数T1からT5までを何回繰り返すか。

ー解説ー

電圧変動開始極性

電圧変動開始極性（POL）を切り換えると、T1の基準となるゼロクロス（電圧がゼロとなる時刻）を「プラスゼロクロス」と「マイナスゼロクロス」のどちらかに設定できます。この機能を使用すると位相が180゜変化します。PCR-LEシリーズのOUTPUT端子台のNを基準にしたLの出力電圧（波形）を示します。

電源ライン異常シミュレーションを使用する（続き）

電源ライン異常シミュレーションの設定手順

シンクロ機能を使用している場合には設定できません。

1

定常状態の電圧と周波数を設定します。

2

SIM > COND(F4)を押して条件を設定します。設定が終了したらESCキーを押します。

設定対象の項目には周りに枠が表示されます。▲（設定対象が上の項目に移動）と▼（設定対象が下の項目に移動）で設定する項目を切り替えます。

項目

説明

有効モード

POL

-

電圧変動開始極性をマイナスゼロクロスに設定

AC

+

電圧変動開始極性をプラスゼロクロスに設定

T1 TYPE

TIME

電圧変動開始を時間で設定

DEG

電圧変動開始を位相で設定

T5 TYPE

TIME

復帰した状態の持続を時間で設定

CYCLE

復帰した状態の持続をサイクルで設定

3

EDIT(F5)を押してパラメータ（T1～T5、T3 VOLT）を設定します。設定が終了したらESCキーを押します。

項目

タイトル

説明

有効モード

T1

T1 Time

電圧変動開始時間（0.0 ms～999.9 ms）の設定

AC

T1 Degree

電圧変動開始位相（0 deg～359 deg）の設定

T2

T2 Time

スロープ時間1（0 ms～99 990 ms）の設定

T3

T3 Time

電圧変動時間（0.1 ms～9 999.0 ms）の設定

T4

T4 Time

スロープ時間2（0 ms～99 990 ms）の設定

T5*1

T5 Time

復帰時間（0 ms～99 990 ms）の設定

T5 Cycle

復帰サイクル（0～999 900）の設定

T3 VOLT

T3 Volt

変動電圧（Lレンジ：0 V～152.5 V、Hレンジ：0 V～305.0 V）の設定

*1. T1～T4の設定によって、1サイクル分だけ進んだり遅れたりする場合があります。
1サイクルの整数倍以外を設定すると、T1実行時にゼロクロスを待つため、設定時間より復帰時間が長く動作します。

4

LOOP(F3)を選択して、繰り返し回数を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

LOOP

Loop

繰り返し回数（1～9999、9999は無限）の設定

AC

電源ライン異常シミュレーションの実行と停止

以下の状態では、電源ライン異常シミュレーションは実行できません。

• DCモード、AC+DCモード

• 電流リミット値を超えたときの動作がDISABLE

• コンペンセーション機能でレギュレーションアジャストまたはソフトセンシングを使用している

• 現在の設定がLレンジでT3 VOLTの設定が範囲外のとき

• T3 VOLTの設定が電圧リミット値の範囲外のとき

1

OUTPUTキーを押して、出力をオンにします。

2

SIM > RUN(F1)を押して電源ライン異常シミュレーションを実行します。

実行中にSTOP(F1)キーを押すと、シミュレーションが停止します。

■ ステータス信号

ステータス信号は、T2、T3、T4の期間（T2=T4=0の場合にはT3期間）だけ出力します。

単相3線出力または三相出力時（オプション）は、U相に出力します。

本製品後面にあるSEQ STAT OUT端子（BNCコネクタ）に信号が出力されます。信号の極性はコンフィグで設定します。“H”はほぼ5 V、“L”はほぼ0 Vです。

BNCコネクタは、本製品のINPUT端子台、OUTPUT端子台とは絶縁されています。ただしTRIG、STATの各信号のコモンラインは本製品内部で共有されているので絶縁されていません。またSLOTの内部回路とも絶縁されていません。ステータス信号出力と実際の出力の変化にはわずかに（100 μs程度）時間差があります。

ステータス信号は、各パラメータの設定を変更した場合に出力されるときがあります。

CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > SIG.I/O(F3)を押して、ステータス出力の極性を設定します。ステータス信号の極性の設定は、シーケンス機能と共通です。

項目

説明

STAT.OUT

NEGA

ステータス出力をLOWに設定

POSI

ステータス出力をHIGHに設定

シーケンス機能を使用する

シーケンスの概要

ステップの編集

シーケンスの条件の設定

シーケンスの実行／一時停止／停止

シーケンスの概要

シーケンスとは、あらかじめ保存しておいた出力電圧、周波数、時間などの組み合わせの設定を順番に呼び出して自動運転する動作です。

シーケンスは、ステップという実行単位の集合体です。シーケンスが実行（RUN）されると、指定した開始ステップ番号から順番に1ステップずつ実行されて、指定した最終ステップが終了すると、シーケンスの実行が1回終了したことになります。

ジャンプ機能を使用すると、途中のステップをとばしたり、とばした前後のステップを繰り返し実行したりできます。

最初にステップを設定して次にシーケンスの条件を設定します。

シーケンスが終了したときの本製品は、最後のステップが終了した状態です。シーケンス最後のステップが出力オンで、シーケンス終了後に出力オフにしたい場合には、最後に出力オフのステップを追加する必要があります。

シーケンスに設定できる項目

ステップ編集画面

AC 電圧

各相のAC電圧値（オプション）

1

AC 電圧変化特性

1

周波数

1

周波数変化特性

1

DC 電圧値

各相のDC電圧値（オプション）

3

DC 電圧変化特性

3

出力インピーダンス

6

ステップ実行時間

2

使用する波形バンク番号

2

出力オンオフ

2

ステータス出力

4

トリガ出力

4

トリガ入力

4

開始位相角度

6

終了位相角度

6

位相急変

6

U相オフセット（オプション）

7

U相変化特性（オプション）

7

UV位相差（オプション）

7

V相変化特性（オプション）

7

UW位相差（オプション）

7

W相変化特性（オプション）

7

■ ステップの変化特性（ランプ）

周波数や電圧を、設定した時間をかけて直線的に変化（スイープ）させる場合には「ランプオン」に設定します。段状に変化させる場合には「ランプオフ」に設定します。

ステップ0をランプオンに指定した場合には、現在の電圧値や周波数値を起点にして、直線的に変化します。

• 電圧の変化特性

• 周波数の変化特性

• 位相の変化特性

三相出力時（オプション）は、位相のランプ設定（進相／遅相）ができます。線間電圧を変動させる場合に有効です。

■ 信号出力と一時停止解除

ステータス信号を設定すると、ステップが実行されている間ステータス信号が出力されます。

トリガ信号出力を設定すると、ステップ実行時に信号が数十マイクロ秒出力されます。

トリガ信号入力で一時停止しているシーケンスを再開できます。

■ 開始位相角と終了位相角

ステップは時間で管理しています。

開始位相角を設定すると、ステップが指定した位相角から開始します。

前のステップのステップ時間が経過したあと、開始位相角として設定した位相角になるまでの時間が、位相待ち時間です。位相待ち時間は周波数に依存します。

終了位相角を設定すると、指定した位相になったらステップを終了します。

ステップ時間が経過した後、終了位相角として設定した位相角になるまでの時間が、位相待ち時間です。位相待ち時間は周波数に依存します。

開始位相角を設定しても、終了位相角を設定しても同じ波形を出力できます。

波形を連続して出力する（位相急変しない）場合に、開始位相角と終了位相角の両方を設定すると、1周期ずれる場合があります。混乱をさけるため、開始位相角を設定して、終了位相角を設定しない（FREE）で使用することをお勧めします。

■ 位相待ち時間中の表示と信号出力

位相待ち時間中は、次のステップを表示します。次のステップが始まるまで経過時間は0を表示します。

ステータス信号は、オンに設定されているステップの波形が出力されている間、出力されます。

■ 位相急変

開始位相角と終了位相角を設定して、位相急変設定をすると、位相が急変します。

位相急変をオンにしてステップ移行をすると、ステップの切り替わりで設定した位相角に切り替えることができます。たとえば、ステップn-1の終了位相角を90°、ステップnの開始位相角を270°に指定して位相急変をオンに設定すると、ステップn-1のステップ時間が経過した後、位相が90 degになったときにステップn（位相角270°）に切り替わります。

■ ジャンプ機能

通常は指定した開始ステップ番号から順番に1ステップずつ実行していきますが、ジャンプ機能を使用すると、途中のステップをとばしたり、ジャンプを繰り返し実行したりできます。

■ シーケンスチュートリアル

付属CD-Rの操作マニュアル：付録には、シーケンス作成の基本、位相角の設定、位相急変、多相運転についてのシーケンスチュートリアルが収録されています。

シーケンス機能を使用する（続き）

ステップの編集

シンクロ機能を使用している場合には設定できません。

ステップの編集画面は6種類（単相3線出力と三相出力時（オプション）は7種類）あります。

SEQ（SHIFT+SIM） > EDIT(F5)を押すと、ステップの編集画面になります。

■ 共通項目

設定対象のステップや項目には設定値の周りに枠が表示されます。最初にロータリーノブで設定するステップを指定してから各項目を設定します。

項目

タイトル

説明

STEP

STEP

設定するステップ（0～599）を指定

▼

－

設定するステップを次のステップに変更

▲

－

設定するステップを前のステップに変更

■ 1 周波数と交流電圧

周波数と交流電圧を設定します。周波数と交流電圧では、ステップの変化特性も設定します。

AC+DCモードのステップの交流電圧値と出力電圧値は、それぞれの設定範囲で設定できます。AC+DC出力電圧のピーク値が本製品の定格出力電圧を超えると、出力電圧波形（ピーク部分）が歪む（クリップする）場合があります。

単相3線出力と三相出力時（オプション）に、各相の電圧を個別に設定する場合には、AC VOLT(F2)で全相を一括設定してから、ACV V(F4)やACV W(F5)でV相やW相の設定をします。交流電圧変化特性は全相共通です。

項目

タイトル

説明

有効モード

FREQ

Freq

ステップの周波数値（1.00 Hz～999.9 Hz）の設定

AC、

AC+DC

RAMP OFF

周波数変化特性をランプオフに設定

RAMP ON

周波数変化特性をランプオンに設定

ACVOLT*1

ACVolt

AC PhaseVolt*2

ステップの交流電圧値（0.0 V～305.0 V）を設定

RAMP OFF

交流電圧変化特性をランプオフに設定

RAMP ON

交流電圧変化特性をランプオンに設定

ACV V*3

AC V PhaseVolt

ステップ（V相）の交流電圧値（0.0 V～305.0 V）を設定

AC、

AC+DC

RAMP OFF*4

交流電圧変化特性をランプオフに設定

RAMP ON*4

交流電圧変化特性をランプオンに設定

ACV W*5

AC W PhaseVolt

ステップ（W相）の交流電圧値（0.0 V～305.0 V）を設定

RAMP OFF*4

交流電圧変化特性をランプオフに設定

RAMP ON*4

交流電圧変化特性をランプオンに設定

*1. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）は全相一括設定、相電圧で設定してください。

*2. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）の表示

*3. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）のみ

*4. 全相共通、相ごとに設定できません

*5. 三相出力時（オプション）のみ

■ 2 実行時間、波形バンク、出力の設定

ステップ実行時間、波形バンク、出力を設定します。

項目

タイトル

説明

有効モード

TIME

HOUR

Time(HOUR)

ステップ時間の時間（0 hour～1 000 hour）の設定

すべて

MIN

Time(MIN)

ステップ時間の分（0 min～59 min）の設定

SEC

Time(SEC)

ステップ時間の秒（0 sec～59 sec）の設定

100US

Time(100us)

ステップ時間のマイクロ秒（0 μs～999 900 μs）を単位100μsで設定

WB NO

WB No.

使用する波形バンク番号（0～63）の設定

AC、AC+DC

OUTPUT

OFF

Output

出力オフに設定

すべて

ON

出力オンに設定

■ 3 直流電圧

直流電圧を設定します。直流電圧では、ステップの変化特性も設定します。

AC+DCモードのステップの交流電圧値と出力電圧値は、それぞれの設定範囲で設定できます。AC+DC出力電圧のピーク値が本製品の定格出力電圧を超えると、出力電圧波形（ピーク部分）が歪む（クリップする）場合があります。

二相出力と三相出力時（オプション）に、各相の電圧を個別に設定する場合には、DCV(F2)で全相を一括設定してから、DCV V(F4)やDCV W(F5)でV相やW相の設定をします。直流電圧変化特性は全相共通です。

項目

タイトル

説明

有効モード

DCV*1

DCVolt

DC PhaseVolt*2

ステップの直流電圧値（0.0 V～±431.0 V）の設定

DC、

AC+DC

RAMP OFF

直流電圧変化特性をランプオフに設定

RAMP ON

直流電圧変化特性をランプオンに設定

DCV V*3

DC V PhaseVolt

ステップ（V相）の直流電圧値（0.0 V～±431.0 V）を設定

AC+DC

RAMP OFF*4

直流電圧値変化特性をランプオフに設定

RAMP ON*4

直流電圧値変化特性をランプオンに設定

DCV W*5

DC W PhaseVolt

ステップ（W相）の直流電圧値（0.0 V～±431.0 V）を設定

RAMP OFF*4

直流電圧値変化特性をランプオフに設定

RAMP ON*4

直流電圧値変化特性をランプオンに設定

*1. 単相3線出力時（オプション）
　DCモードの場合と、AC+DCモードの単相３線出力（2PMODE OFF）の場合
　　U相の電圧値を設定（V相はU相の逆極性の値が自動的に出力）
　AC+DCモードの二相出力（2PMODE ON）の場合
　　全相一括設定、相電圧で設定してください。
三相出力時（オプション）は全相一括設定、相電圧で設定してください。

*2. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）の表示

*3. 二相出力時と三相出力時（オプション）のみ

*4. 全相共通、相ごとに設定できません

*5. 三相出力時（オプション）のみ

シーケンス機能を使用する（続き）

ステップの編集（続き）

■ 4 ステータス出力、トリガ出力、トリガ待ち（一時停止）

警告

感電の恐れがあります。BNCコネクタは対接地電圧を63 Vpeak以下で使用してください。

ステータス出力、トリガ出力、トリガ待ちを設定します。

信号の極性はコンフィグで設定します。->ステータス信号

単相3線出力または三相出力時（オプション）は、U相に出力／入力します。

項目

タイトル

説明

STAT.OUT

OFF

Status Out

ステータス出力をオフに設定

ON

ステータス出力をオンに設定

TRIG.OUT

OFF

Trig Out

トリガ出力をオフに設定

ON

トリガ出力をオンに設定

TRIG.IN*1

OFF

Trig In

トリガ待ち状態にしない

ON

トリガ待ち状態にする（一時停止）

*1. 同じステップで、トリガ待ち設定と位相急変設定（PHAS.CHG）の両方をONにしないでください。両方をONにするとシーケンスが実行できません。

BNCコネクタは、本製品のINPUT端子台、OUTPUT端子台とは絶縁されています。TRIG、STATの各信号のコモンラインは本製品内部で共有されているので絶縁されていません。

リモートコントロール（LANを除く）のコモンラインと共有されています。デスクトップ型パソコンを使用する場合には、通信信号ラインが接地されるためBNCコネクタも接地電位になります。BNCコネクタに接続する信号ラインが接地に対して電位を持っている場合には、信号ラインに電流が流れて接続機器や本製品の故障の原因になります。

トリガ信号出力と実際の出力の変化にはわずかに（100 µs程度）時間差があります。

トリガ信号は、シーケンス内容を変更した場合にも出力されるときがあります。

信号入力と信号出力のHIGHはほぼ5 V、LOWはほぼ0 Vです。信号入力は、HIGHの場合には端子をオープンに、LOWの場合には端子をショートしても同様に動作します。

• ステータス信号出力（STAT.OUT）

ステータス信号は、そのステップの波形を出力している間だけ出力します。

オンにすると、後面パネルのSEQ STAT OUT端子（BNCコネクタ）から信号が出力されます。

• トリガ信号出力（TRIG.OUT）

トリガ信号はステップ実行時に出力します。

オンにすると、後面パネルのSEQ TRIG OUT端子から数十マイクロ秒間、信号が出力されます。

• トリガ待ち（TRIG.IN）

オンにすると、前のステップ終了後にシーケンスを一時停止してトリガ待ち状態になります。SEQ TRIG IN端子にトリガ信号（パルス幅10 μs以上）を入力すると、一時停止が解除されてステップを実行します。

トリガ待ち時間中は、次のステップを表示します。次のステップが始まるまで経過時間は0を表示します。

■ 5 ジャンプ機能

ステップタイプ、ジャンプ先ステップ、ジャンプ回数を設定します。

項目

タイトル

説明

TYPE

NORM

Step Type

このステップ実行後は次のステップを実行

JUMP

このステップ実行後は指定したステップを実行

JUMP STEP

Jump Step

ジャンプ先のステップ（0～599）の設定

JUMP CNT

Jump Count

ジャンプ繰り返し回数（1～99 999、99 999は無限）の設定

ジャンプ機能

通常は指定した開始ステップ番号から順番に1ステップずつ実行していきますが、ジャンプ機能を使用すると、途中のステップをとばしたり、ジャンプを繰り返し実行したりできます。

ジャンプ元またはジャンプ先のステップ実行時間が500 msより短い場合には、次に実行されるステップの出力電圧波形のピークがクリップするときがあります。

本製品はリニアアンプの電源電圧（Vcc）を自動で調整しています。ジャンプ元のステップ実行時間が500 msより短いと自動調整できません。出力電圧波形のピークがクリップする場合には、その前に実行するステップの実行時間を500 ms以上にするか、内部Vccを固定にしてください。

• ジャンプ機能を使用しない場合の例

TYPEをNORMに設定するとJUMPとJUMP CNTは無効になります。

ステップ

TYPE

JUMP

JUMP CNT

1～8

NORM

0

1

• ジャンプ機能を使用する（ステップをとばす）場合の例

ステップ

TYPE

JUMP

JUMP CNT

1、2、4～8

NORM

0

1

3

JUMP

6

1

• ジャンプ機能を使用する（繰り返す）場合の例

ステップ

TYPE

JUMP

JUMP CNT

1～5、7、8

NORM

0

1

6

JUMP

3

3

シーケンス機能を使用する（続き）

ステップの編集（続き）

■ 6 開始位相角、終了位相角、位相急変設定、出力インピーダンス

開始位相角、終了位相角、位相急変設定、出力インピーダンスを設定します。

項目

タイトル

説明

S.PHASE

FREE

Start Phase

開始位相角を設定しない

FIXED

開始位相角（0 deg～359 deg）の設定

E.PHASE

FREE

End Phase

終了位相角を設定しない

FIXED

終了位相角（0 deg～359 deg）の設定

PHAS. CHG*1

OFF

Phase Change

位相急変しない

ON

位相急変する

OUT IMP.

OFF

Out Z

出力インピーダンスを設定しない

ON

出力インピーダンス（出力抵抗値の百分率：1 %～100 %）の設定

*1. 同じステップで、位相急変設定とトリガ待ち設定（TRIG.IN）の両方をONにしないでください。両方をONにするとシーケンスが実行できません。

ー解説ー

位相急変する場合の設定例

最初に、位相急変する1つ前のステップの終了位相角を90 degに設定します。位相急変オフの設定だと下図のように1つ前のステップのステップ時間が終了して90 degになってからステップが切り替わります。

次に、位相急変するステップの開始位相角を270 degに設定します。1つ前のステップのステップ時間が終了して90 degになっても、270 degになるまでステップは切り替わりません。

最後に、位相急変をオンに設定します。1つ前のステップのステップ時間が終了して90 degになったときに次のステップに切り替わります。次のステップは270 degの状態から開始します。

■ 7 単相3線出力または三相出力（オプション）の位相差設定

オプションの2P05-PCR-LEまたは3P05-PCR-LE装着時に表示されます。

U相のオフセット位相角、V相とW相のU相からの位相差を設定します。ステップの変化特性も設定します。

一相または二相のみ位相急変する場合や位相スイープする場合に設定します。

項目

タイトル

説明

U PHA.OFFS

OFF

U Phase Offset

U相オフセットを設定しない

ON

U相オフセット（0 deg～359 deg）の設定

RAMP

LEAD

U相の位相変化特性を進相に設定

LAG

U相の位相変化特性を遅相に設定

RAMP OFF

U相の位相変化特性をランプオフに設定

UV PHASE

OFF

UV Phase

U-V位相差を設定しない

前のステップから変化しません

ON

U-V位相差（0 deg～359 deg）の設定

RAMP

LEAD

V相の位相変化特性を進相に設定

LAG

V相の位相変化特性を遅相に設定

RAMP OFF

V相の位相変化特性をランプオフに設定

UW PHASE*1

OFF

UW Phase

U-W位相差を設定しない

前のステップから変化しません

ON

U-W位相差（0 deg～359 deg）の設定

RAMP

LEAD

W相の位相変化特性を進相に設定

LAG

W相の位相変化特性を遅相に設定

RAMP OFF

W相の位相変化特性をランプオフに設定

*1. 三相出力時（オプション）のみ

U相オフセットの設定について

U相オフセットを設定すると、U相が基準位相からオフセットされます。U-V／U-W位相差設定と実際の位相差にずれが生じます。

混乱を避けるため、位相スイープを使用する場合以外は、U相オフセットをオフで使用することをお勧めします。詳細については、付録 シーケンスチュートリアルの「多相時の位相急変」を参照してください。

ランプ設定について

位相のランプ設定は、進相（LEAD）と遅相（LAG）が選択できます。線間電圧を変動させる場合に有効です。

位相角は、絶対角度を設定してください。

詳細については、付録 シーケンスチュートリアルの「位相スイープ」を参照してください。

シーケンス機能を使用する（続き） 

シーケンスの条件の設定

すべてのステップに共通な項目を設定します。

■ 開始ステップ番号と終了ステップ番号の設定

シーケンス画面でCOND(F4)を押して開始ステップ番号と終了ステップ番号を設定します。

項目

タイトル

説明

START STEP

Start Step

開始ステップ番号（0～599）の設定

END STEP

End Step

終了ステップ番号（0～599）の設定

■ 繰り返し回数の設定

シーケンス画面でLOOP(F3)を押してシーケンスの繰り返す回数を設定します。

項目

タイトル

説明

LOOP

Loop

繰り返し回数（1～99 999、99 999は無限）の設定

■ トリガとステータス出力の極性の設定

CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > SIG.I/O(F3)を押して、トリガ入力の極性、トリガ出力の極性、ステータス出力の極性を設定します。ステータス信号の極性の設定は、電源ライン異常シミュレーションと共通です。

項目

説明

TRIG.IN

NEGA

トリガ入力を立ち下がりエッジに設定

POSI

トリガ入力を立ち上がりエッジに設定

TRIG.OUT

NEGA

トリガ出力を立ち下がりエッジに設定

POSI

トリガ出力を立ち上がりエッジに設定

STAT.OUT

NEGA

ステータス出力をLOWに設定

POSI

ステータス出力をHIGHに設定

シーケンスの実行／一時停止／停止

ステップとシーケンス条件の設定が終わったら、シーケンスが実行できます。

シーケンス画面でRUN(F1)を押すとシーケンスが実行します。

以下の状態では、シーケンスは実行できません。

• 電圧レンジがLレンジの場合に出力電圧設定範囲を超えるステップがあるとき（Hレンジに切り替えるか、出力電圧をLレンジの範囲内に設定してください。）

• 電流リミット値を超えたときの動作がDISABLE

• コンペンセーション機能でレギュレーションアジャストまたはソフトセンシングを使用している

• 現在の設定がLレンジでステップのACVolt/ DCVoltの設定が範囲外のとき

• 電圧や周波数の設定が、各リミット値の範囲外のとき

• トリガ待ち設定（TRIG.IN）と位相急変設定（PHAS.CHG）の両方にONを設定したステップがあるとき

項目

タイトル

説明

STOP

Sequence

実行中のシーケンスを停止

PAUSE

実行中のシーケンスを一時停止

CONTINUE

一時停止中のシーケンスを再開

一時中断中のシーケンスはSEQ TRIG IN端子にトリガ信号を入力しても再開できます。

すべてのステップが終了するとシーケンスが終了になります。シーケンスを終了したときの出力の状態は、最後のステップで設定した状態です。

シーケンスが終了したときに出力をオフにしたい場合には、出力オフの最終ステップを追加する必要があります。

シーケンスの最終ステップでU相をオフセットしている場合（オプション）には、シーケンスを終了してもU相がオフセット（「U PH OFS」アイコン表示）されています。必ず、シーケンス画面で1/2 > U PHASEを押してオフセットを解除してください。解除するとアイコンが消えます。

高調波電流解析機能を使用する

出力電流の高調波解析ができます。測定方法を簡略化しているため、IEC規格等に適合していません。規格適合測定には、KHA3000ハーモニック／フリッカアナライザを使用してください。

周期＞測定時間の設定になっている場合には、正しく測定できません。

高調波電流解析機能はACモードで有効です。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > FFT(F5)を押して、次数や単位を設定します。

単相3線出力または三相出力（オプション）の場合には、OTHERS (SHIFT+MEMORY) > FFT(F5) > 1/2(F6)を押した後に、設定したい相のキーを押してから設定します。

項目

説明

有効モード

ALL

全次数に設定

AC

ODD

奇数次に設定

EVEN

偶数次に設定

AMPER

各次数の高調波成分を電流値で表示する場合の、高調波成分を表示する単位を設定

PCT

高調波電流が含まれていない電流値を100 %とした場合の高調波の電流値を百分率で表示する場合の、高調波成分を表示する単位を設定

U*1

U相を選択

V*1

V相を選択

W*2

W相を選択

*1. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）のみ

*2. 三相出力時（オプション）のみ

特殊波形を出力する（波形バンク）

サイン波形のピークがつぶれたピーククリップ波形を出力できます。ACモード、AC+DCモードで有効です。

リモートコントロールでユーザ定義波形が設定できます。詳細については付属CD-Rに収録されている通信インターフェースマニュアルを参照してください。

本製品では出力電圧波形のデータを内部のメモリーに格納して、そのデータをD/A変換して出力電圧の基準波形を作っています。

１サイクル（位相角の360 deg）は横10ビット、縦14ビットです。

本製品の基準電圧波形は正弦波形です。プラスのピーク8191、マイナスのピーク-8191の正弦波形が設定されています。

• 波形バンク

波形データを格納するメモリの1波形分領域のことを波形バンクといい、64波形分のバンクを持っています。そのバンクに0～63の番号を付けて、その番号で波形を選択するようになっています。0には、本製品の基準電圧波形となる正弦波形が書き込まれていて、内容を書き換えることはできません。工場出荷時の状態では、すべての波形バンクに0と同じ波形（正弦波）が入っています。

• クレストファクタ

クレストファクタは、交流波形の実効値とピーク値の比率です。

　クレストファクタ＝ピーク値÷実効値

波形が正弦波の場合には、クレストファクタは1.41です。商用電源ラインの電圧波形はピークの部分がつぶれていて、クレストファクタは1.2から1.4になっています。

シンクロ機能を使用している場合には設定できません。

波形バンク番号24から63は、電源をオフにすると工場出荷時の状態（正弦波）になります。必要に応じてUSBメモリーに保存してください。

単相3線出力時と三相出力時（オプション）は、すべての相に同じ波形が設定されます。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > WAVE(F2) > EDIT(F5)を押して、波形（正弦／ピーククリップ）を選択します。

項目

タイトル

説明

有効モード

EDIT

WB No.

Edit WB No.

設定する波形バンク番号を指定

AC、AC+DC

SIN

Edit WB No.

正弦波に設定

P.C

Edit WB No.

ピーククリップ波形のクレストファクタ（1.10～1.40）の設定

■ 特殊波形の出力

出力がオンでもオフでも実行できます。

コンペンセーション機能でレギュレーションアジャストやソフトセンシングを選択している場合には、実行したい波形バンク番号を変更できません。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > WAVE(F2) > WB No.(F1)キーを押して、実行したい波形バンク番号を選択します。

項目

タイトル

説明

有効モード

WB No.

WB No.

実行したい波形バンク番号を指定

AC、AC+DC

出力がオンの場合には、選択した波形が出力されます。出力がオフの場合には、OUTPUTキーを押して出力をオンにすると、選択した波形が出力されます

出力インピーダンスを設定する

本製品の出力インピーダンス（出力抵抗）はほぼ0 Ωです。商用電源は数mΩから数Ωのインピーダンス（抵抗）を持っています。本製品では出力インピーダンスを変更することが可能です。商用電源と同様な環境をシミュレートすることができます。

IEC規格試験に必要なインピーダンスはインダクタンス分が規定されていますが、本製品の出力インピーダンスは抵抗分だけです。高調波電流解析の目安として使用できます。正式なデータが必要な場合には、ラインインピーダンスネットワーク（LINシリーズ）を使用してください。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > OUT IMP(F3)を押して、出力インピーダンスを設定します。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

ON

OutZ

出力抵抗値の百分率（1 %～100 %）を設定

出力インピーダンスを設定する

コンペンセーション機能：オフ以外

OFF

出力インピーダンスを設定しない

なし

百分率の出力抵抗値1 %～100 %に対して、下表の値が設定されます。

PCR
500LE

PCR
1000LE

PCR
2000LE

PCR
3000LE

PCR
4000LE

PCR
6000LE

PCR
9000LE

Lレンジ

0Ω～
4 Ω

0Ω～
2 Ω

0Ω～
1 Ω

0Ω～
0.667 Ω

0Ω～
0.5 Ω

0Ω～
0.333 Ω

0Ω～
0.222 Ω

Hレンジ

0Ω～
16 Ω

0Ω～
8 Ω

0Ω～
4 Ω

0Ω～
2.667 Ω

0Ω～
2 Ω

0Ω～
1.333 Ω

0Ω～
0.889 Ω

ソフトスタート（電圧上昇時間）を設定する

負荷機器の突入電流が本製品の定格容量を超えて出力オフ（アラーム作動）したり、電圧低下するのを防止するために、出力をオンにしたときに出力電圧を徐々に上昇させて突入電流を抑制できます。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > RISETIM(F1)を押して、ソフトスタートを設定します。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

ON

Rise Time

ライズタイム（0.1 s～3.0 s）の設定

ソフトスタートオン

電流リミット値を超えたときの動作：DISABLE

コンペンセーション機能：ソフトセンシング、レギュレーションアジャスト

OFF

ソフトスタートオフ

なし

内部Vccを固定する

本製品はリニアアンプ部の損失を最小限に抑えるために、リニアアンプの電源電圧（Vcc）を出力電圧に応じて適正レベルに自動調整しています。Vccを生成しているプリレギュレータ（DC電源）の応答速度はリニアアンプより遅いため、出力電圧を変化させる前（数百ミリ秒）に内部でVcc電圧をセットしています（出力電圧上昇時のみ）。外部通信などで出力電圧設定を頻繁に変化させても実際の出力電圧の変化にタイムラグが生じます。

注意

DCモードで使用時に内部Vccを固定すると、動作範囲が変更されます。動作範囲外で使用すると故障の原因となります。

本製品はVcc電圧を固定できます。機器の効率よりも、出力電圧変化の時間を優先させたい場合に有効です。

出力電圧変化試験の中で、ピーク電圧値に応じたVcc電圧に固定（設定）します。

Vccを固定すると内部（電力）損失が増加するため、出力電圧（継続時間）や負荷の条件、周囲温度条件によって保護機能が作動する場合があります。事前に試験（シミュレーション）をして動作を確認してください。

Vccが固定の場合に、使用最大出力電圧設定値が出力ピーク電圧値より低いときには、故障を防ぐために出力ピーク電圧値に追従して使用最大出力電圧設定値が変更されます。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > 1/3(F6) > VCC(F1)を押して、内部Vccを設定します。

項目

タイトル

説明

FIXED

VCCVolt

使用最大出力電圧（0 Vpk～431.0 Vpk）の設定

Vcc電圧を固定にする

AUTO

VCCVolt

Vcc電圧を自動追従（Vcc電圧固定解除）にする

■ DCモードの動作範囲

DCモードで使用時に内部Vccを固定すると、動作範囲が変更されます。動作範囲外で使用しないでください。

下図は、Lレンジで使用最大出力電圧設定値を50 V、100 V、150 V、215.5 Vで固定した場合と、Hレンジで使用最大出力電圧設定値を100 V、200 V、300 V、431 Vで固定した場合の動作範囲です。

動作範囲外Aで使用すると故障の原因となります。

Vccを50 V（Lレンジ）または100 V（Hレンジ）に設定した場合の動作範囲

Vccを100 V（Lレンジ）または200 V（Hレンジ）に設定した場合の動作範囲

Vccを150 V（Lレンジ）または300 V（Hレンジ）に設定した場合の動作範囲

Vccを215.5 V（Lレンジ）または431 V（Hレンジ）に設定した場合の動作範囲

レスポンスを選択する

本製品は高速アンプを使用しています。負荷（特に容量性負荷）の回路や配線状態によって、動作が不安定になったり発振したりするときがあります。

負荷条件や用途に応じて内部アンプ系の応答速度を変更（以下の3段階）できます。

単相3線出力時、三相出力時、ワンコントロール並列運転時（オプション）は、高速応答（FAST）は無効です。

• 高速応答（FAST）

PCR500LE/ PCR1000LE/ PCR2000LE/ PCR3000LE/ PCR4000LEのみ有効です。

電源の立ち上がり／立ち下がり速度が要求される特殊な試験など、主に開発研究用途で使用します。負荷条件によっては出力が不安定動作（発振）になる場合があります。事前に出力電圧波形を確認してください。不安定になった場合には、レスポンスをMEDIMUまたはSLOWで使用してください。

• 通常速度（MEDIUM）

低周波イミュニティ試験などを含め、商用周波数から船舶・航空機用電源周波数において各種の電源環境試験用途で使用します。

• 高安定（SLOW）

EMC試験サイト用供給電源など、様々な負荷に安定した電力を供給する用途で使用します。特に本製品の出力に大容量のコンデンサ（大型ノイズフィルタなど）が接続される場合も安定して動作します。商用周波数出力時は、十分な応答速度を持っているので一般的な評価試験にも使用できます。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > 1/3(F6) > RESP(F3)を押して、レスポンスを設定します。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

SLOW

CV Response

高安定に設定

なし

MEDIUM

通常速度に設定

コンペンセーション機能：ハードセンシング

FAST*1

高速応答に設定

*1. 単相3線出力時、三相出力時（オプション）は無効

エコ機能を使用する

本製品にはスリープ機能と省エネ運転機能の2種類のエコ機能があります。

スリープ機能

省エネ運転機能（PCR500LEとPCR1000LEを除く）

スリープ機能

電源オンの状態で一定時間以上出力しない（出力オフ）場合に、本製品をスリープモードにできます。

スリープモードをオンにすると、設定した時間が経過したとき、内部電力ユニットが休止状態になって電力消費を抑えます。

「zzz...zzz...Please push ESC key」が薄く表示（スクロール）されます。

ESCキーを押すとスリープモードが解除されます。解除してから内部電力ユニットが起動するまでの数秒間は、出力をオンにできません（Busy状態）。

SLEEP (SHIFT+1)キーを押して、スリープ機能を設定します。

項目

タイトル

説明

ON

Sleep Timer

スリープ機能オン

スリープモードになるまでの時間（1 min～60 min）を設定

OFF

スリープ機能オフ

EXEC

－

スリープ機能を即座に開始

省エネ運転機能（PCR500LEとPCR1000LEを除く）

本製品（PCR500LEを除く）は、ユニット構造です。定格出力容量に対応した電力ユニットで構成されています。

定格出力容量未満で使用する場合に、必要な電力ユニットだけを運転できます。電力ユニットは負荷を供給しなくても電力損失があります。できるだけ少ない電力ユニットで運転する方が消費電力は少なく省エネになります。

PCR500LEとPCR1000LEは、この機能は無効です。

使用する最大電力を設定します。設定した電力容量を超えると保護機能が作動します。

ワンコントロール並列運転時（オプション）は、接続しているPCR-LEシリーズが同一モデルの場合に有効です。

OPR MODE > POW SAV(F4)を押します。

項目

タイトル

説明

POW　SAV

Power Save

予想最大電力*1（1 kVA～定格出力容量、分解能：1 kVA）の設定

例：PCR6000LEやPCR9000LEで予想する最大使用電力が4.5 kVAの場合には、5 kVAを設定します。

U*2

U Power Save

U相の予想最大電力の設定

V*2

V Power Save

V相の予想最大電力の設定

W*3

W Power Save

W相の予想最大電力の設定

*1. ワンコントロール並列運転時（オプション）の設定範囲は、1 kVAx並列台数～定格出力容量x並列台数、分解能は1 kVAx並列台数です。

*2. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）のみ

*3. 三相出力時（オプション）のみ

POWERスイッチをオフにしてから再度オンにすると設定が有効になります。

省エネ運転機能を解除するには、MAXの設定値を定格出力容量にします。

外部アナログ信号で制御する

オプションのアナログ信号インターフェースボード（EX05-PCR-LE/ EX06-PCR-LE）をスロット3に装着すると、外部アナログ信号で以下の制御ができます。

取り付けについては、EX05-PCR-LE/ EX06-PCR-LEのセットアップガイドを参照してください。

• 入力波形を増幅する（EX05-PCR-LEのみ）

• 直流信号で、出力する交流波形の電圧値を可変する（EX06-PCR-LEのみ）

• SIGNAL I/Oコネクタについて

• 外部接点で制御する

出力のオン／オフ、シーケンスの実行／停止、アラームクリア、強制出力オフができます。

• 動作状態をモニタリングする

出力状態、アラーム発生状態、Busy状態、電流ピークリミットとオーバーロードの状態がモニタリングできます。

注意

外部アナログ信号によるコントロール時は、電圧リミット値は設定できません。誤って過大な外部電圧を入力すると、負荷を損傷する恐れがあります。

アナログ信号インターフェースボードの名称と機能

名称

説明

INPUT

外部信号を入力するBNC端子

INPUT端子とPCR-LE本体出力は電気的に絶縁されています。

GAIN

ゲイン（電圧増幅率）微調整用可変抵抗器

OFFSET

オフセット微調整用可変抵抗器

AUX

オプション用接続コネクタ

SIGNAL I/O

外部接点で制御するコネクタ

外部アナログ信号で制御する（続き） 

入力波形を増幅する（EX05-PCR-LEのみ）

入力した波形をそのまま増幅してパワーアンプとして使用したり、PCR-LEシリーズの機能に外部信号を加算して使用したりできます。

■ 信号源の選択

どの信号源を使用してPCR-LEシリーズを制御するか選択します。

• 内部信号源（INT）

PCR-LEシリーズ本体の信号源を使用して出力します。外部信号源を使用しません。

• 内部信号源と外部信号源（INT+EXT）

PCR-LEシリーズ本体の信号源に、外部からの波形信号を加算して出力します。

INT+EXTを選択すると、PCR-LEシリーズが以下の設定に変更されます。

電流リミット値を超えたときの動作：出力をオフ

内部Vcc：固定（前回設定した値）

コンペンセーション機能：使用しない（ソフトセンシングまたはレギュレーションアジャスト選択時）

相電圧表示（単相3線出力時と三相出力時（オプション）のみ）

• 外部信号源（EXT）

外部からの信号（0 Vrms～1.5 Vrms）を増幅して、Lレンジ選択時は100倍、Hレンジ選択時は200倍の電圧を出力します。

EXTを選択すると、PCR-LEシリーズが以下の設定に変更されます。

電流リミット値を超えたときの動作：出力をオフ

シンクロ機能：オフ

出力オンオフ位相制御：制御しない

内部Vcc：固定（前回設定した値）

コンペンセーション機能：使用しない（ソフトセンシングまたはレギュレーションアジャスト選択時）

ソフトスタート：オフ

相電圧表示（単相3線出力時と三相出力時（オプション）のみ）

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > EXT SIG(F4) > SOURCE(F1)を押して、信号源を設定します。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

INT

Signal Source

内部信号を使用

出力オン

EXT

外部信号を使用

INT+EXT

内部信号と外部信号を使用

注意

故障の原因になります。ACモード選択時に直流電圧を出力すると、保護機能が正常に動作しません。直流電圧を出力する場合には、定格電流の70 %以内で使用するか、出力電圧モードをAC+DCに変更してください。

■ 極性の選択

入力した信号の極性をそのまま出力するか、反転して出力するかを選択します。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > EXT SIG(F4) > POL(F2)を押して、極性を設定します。

単相3線出力時と三相出力時（オプション）では、OTHERS (SHIFT+MEMORY) > EXT SIG(F4) を押した後に、設定する相を選択して、POL(F2)を押します。

項目

タイトル

説明

NORM

Signal Polarity

U Signal Polarity*1

V Signal Polarity*1

W Signal Polarity*2

入力した信号と同じ極性を出力

INVERT

入力した信号の極性を反転して出力

*1. 単相3線出力時と三相出力時（オプション）の表示

*2. 三相出力時（オプション）の表示

■ 測定時間の設定（EXTを使用する場合のみ）

外部信号源（EXT）を使用する場合には、測定時間を設定します。

測定時間を設定しないと、出力している電圧値、電流値とパネルに表示されている電圧、電流の測定値にずれが生じる場合があります。

測定時間の設定は、ファームウェアバージョン5.00で追加された機能です。この機能の追加により、ファームウェアバージョン4.99以前に装備されていた想定最低周波数を設定する機能は無くなりました。

■ 内部Vccの設定

信号源の選択でEXTやEXT+INTを選択すると、内部Vccが固定に変更されます。内部Vccの値を「出力したい電圧値（ピーク値）+10 V」に設定してください。

実際の出力電圧より内部Vccの設定値が高いと、保護機能が作動する場合があります。実際の出力電圧より内部Vccの設定値が低いと、数百ミリ秒の応答遅延が発生します。

■ 出力する

信号源、極性、想定最低周波数（EXTのみ）を設定したら、INPUT端子に外部信号を入力します。

1

POWERスイッチがオフになっていることを確認します。

2

INPUT端子に外部信号（発生器）を接続します。

3

POWERスイッチをオンにします。

4

RANGE (SHIFT+8)キーを押して、電圧レンジ（L/ H）を設定します。

5

INPUT端子に外部信号を入力します。

6

出力をオンにします。

■ オフセットの微調整

OFFSET可変抵抗器を調整用ドライバで回すと、オフセットの微調整ができます。INPUT端子を短絡した状態で、出力電圧ができるだけ0 Vdcに近づくように調整します。

■ ゲインの微調整

GAIN可変抵抗器を調整用ドライバで回すと、ゲインの微調整ができます。INPUT端子に1.5 Vacを印加したとき、出力電圧が150 Vac（Lレンジ）になるように調整します。

■ 制限機能

外部信号を使用して出力すると、信号源の選択で変更された設定値のほかに、以下の機能が使用できなくなります。

• 内部信号源+外部信号源を使用している場合

高調波電流解析機能

• 外部信号源を使用している場合

出力電圧、電圧リミット値の設定

周波数、周波数リミット値の設定

メモリーの使用

特殊波形の出力

高調波電流解析機能

電源ライン異常シミュレーション

シーケンス機能

位相差（単相3線出力時と三相出力時（オプション）のみ）

外部アナログ信号で制御する（続き） 

直流信号で、出力する交流波形の電圧値を可変する（EX06-PCR-LEのみ）

ACモードまたはAC+DCモード選択時に、外部からの直流信号（0V～10 V）の入力に対して、0 V～150 V（Lレンジ選択時）または0 V～300 V（Hレンジ選択時）の交流電圧を出力します。

■ 信号源の選択

外部信号で、出力する交流電圧を制御するかしないかを選択します。

OTHERS (SHIFT+MEMORY) > VPROG(F4)を押して、外部信号で制御するかしないかを選択します。

項目

タイトル

説明

設定できない条件

ON

VProg

外部信号で交流電圧を制御する

出力オン

ソフトスタート：オン

OFF

外部信号で交流電圧を制御しない

■ 出力する

信号源を設定したら、INPUT端子に外部信号を入力します。

1

POWERスイッチがオフになっていることを確認します。

2

INPUT端子に外部信号（発生器）を接続します。

3

POWERスイッチをオンにします。

4

OPR MODE > ACDC(F2)を押して、出力モード（AC/ AC+DC）を設定します。

5

RANGE (SHIFT+8)キーを押して、電圧レンジ（L/ H）を設定します。

6

F > FREQ(F1)を押して、周波数（1.0 Hz～999.9 Hz）を設定します。

7

INPUT端子に外部信号を入力します。

8

出力をオンにします。

■ オフセットとゲインの微調整

OFFSET可変抵抗器を調整用ドライバで回すと、オフセットの微調整ができます。GAIN可変抵抗器を調整用ドライバで回すと、ゲインの微調整ができます。

1

INPUT端子に1 Vdcを印加します。

2

出力をオンにします。

3

出力電圧が15 Vdc（Lレンジ）になるように、OFFSET可変抵抗器を調整用ドライバで調整します。

4

INPUT端子に10 Vdcを印加します。

5

出力電圧が150 Vdc（Lレンジ）になるように、GAIN可変抵抗器を調整用ドライバで調整します。

6

INPUT端子に1 Vdcを印加して、出力電圧が15 Vdc（Lレンジ）か確認します。ずれている場合には15 Vdc（Lレンジ）になるまで、手順1から手順5を繰り返します。

オフセットとゲインを調整すると、先に調整した値がずれる場合があります。かならず確認してください。

7

出力をオフにします。

■ 制限機能

外部信号を使用して出力すると、以下の機能が使用できなくなります。

出力電圧（交流）設定

ソフトスタート

電源ライン異常シミュレーション

シーケンス機能

外部アナログ信号で制御する（続き） 

SIGNAL I/Oコネクタについて

警告

感電の恐れがあります。POWERスイッチがオンの状態で、SIGNAL I/Oへ配線しないでください。

■ ピン配列と接続

外部接点で制御するには、SINGNAL I/Oコネクタの6番ピンから10番ピンを使用します。

動作状態をモニタリングするには、SINGNAL I/Oコネクタの1番ピンから5番ピンを使用します。

被覆は9 mm ～ 10 mm の範囲（10 mm を推奨）で取り除いてください。

ピン

信号名

説明

1

OUTPUT ON STATUS

出力オンステータス

2

ALARM STATUS

アラームステータス

3

OOR STATUS

電流ピークリミットとオーバーロードステータス

4

BUSY STATUS

Busyステータス

5

STATUS COM

出力信号のコモン

6

OUTPUT CONTROL

出力のオン／オフ制御

7

SEQ RUN

シーケンス実行／停止制御

8

ALARM CLR

アラームクリア

9

SHUT DOWN

出力の強制オフ

10

COM

入力信号のコモン

外部接点で制御する

■ 接続する

ノイズによる出力への影響を軽減するために、2芯シールド線またはツイストペア線を使用して、できるだけ短く接続してください。配線が長くなるとノイズの影響を受けやすくなって、ノイズ対策を施したケーブルを使用しても、正常に動作しないことがあります。

入力するピン間の開放電圧は最大約12 V、短絡電流は最大約8.5 mAです。（内部回路は1.3 kΩで12 Vにプルアップされています。）

外部接点には 12 Vdc、8.5 mA以上の接点定格をもつ部品を使用してください。

ハイレベル入力電圧（HIGH）：11 V～12 V、または解放

ローレベル入力電圧（LOW）：0 V～1 V

シールド線を使用する場合には、シールドはシャシへ接続してください。

長距離の場合

長距離の配線には小型のリレーを使用して、リレーのコイル側を延長してください。

■ 出力のオン／オフ

SIGNAL I/Oコネクタの6番ピンと10番ピンを使用して、外部接点で出力のオン／オフを制御します。

2台以上をフローティングで使用して1つの外部接点で出力をオン／オフするときには、外部接点信号にリレーなどを使用して各機器への信号を絶縁してください。

CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > EXT.OPT(F2) > CONTROL(F1) > OUTP ON(F1)を押して、出力オン／オフの外部コントロール論理を設定します。

項目

タイトル

説明

DISABLE

OutputOn Control

外部接点で出力オンオフコントロールしない

HIGH

HIGHで出力オン

LOW

LOWで出力オン

外部接点で出力をオフにしている場合には、前面パネルの OUTPUTキーは無効になります。外部接点で出力を制御しない場合には、 論理設定を DISABLEにしてください。

下図はHIGHで出力をオンの場合の、出力オン／オフ制御の例です。

シーケンス実行中は、外部接点による出力のオン／オフ制御は無効です。

■ シーケンスの実行／停止

SIGNAL I/Oコネクタの7番ピンと10番ピンを使用して、外部接点でシーケンスの実行／停止を制御します。

CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > EXT.OPT(F2) > CONTROL(F1) > SEQ RUN(F2)を押して、シーケンス実行／停止の外部コントロール論理を設定します。

項目

タイトル

説明

DISABLE

SeqRun Control

外部接点でシーケンス実行／停止コントロールしない

HIGH

HIGHでシーケンス実行

LOW

LOWでシーケンス実行

外部接点でシーケンスを停止にしている場合には、前面パネルの RUN(F1)は無効になります。外部接点でシーケンスを制御しない場合には、 論理設定を DISABLEにしてください。

下図はHIGHでシーケンス実行の場合の、シーケンス実行／停止制御の例です。

外部アナログ信号で制御する（続き） 

外部接点で制御する（続き）

■ アラームのクリア

SIGNAL I/Oコネクタの8番ピンと10番ピンを使用して、外部接点でアラームをクリアします。

CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > EXT.OPT(F2) > CONTROL(F1) > ALMCLR(F3)を押して、アラームクリアの外部コントロール論理を設定します。

項目

タイトル

説明

DISABLE

AlarmClr Control

外部接点でアラームクリアしない

HIGH

HIGHでアラームクリア

LOW

LOWでアラームクリア

■ 出力の強制オフ

SIGNAL I/Oコネクタの9番ピンと10番ピンを使用して、外部接点で強制的に出力をオフにします。出力のオフは、外部接点による出力オン／オフより優先されます。

強制的に出力をオフにすると、パネルに「TRBL-19 EXT.SHUTDOWN」が表示されます。

CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > EXT.OPT(F2) > CONTROL(F1) > SHUTDOWN(F4)を押して、強制出力オフの外部コントロール論理を設定します。

項目

タイトル

説明

OPEN

Shutdown Control

開放または入力電圧11 V～12 Vで出力オフ

SHORT

短絡（入力電圧0 V～1 V）で出力オフ

復帰について

POWERスイッチを一旦オフにします。

外部コントロール論理がOPENの場合には、9番10番間を短絡に戻して、POWERスイッチをオンにします。

外部コントロール論理がSHORTの場合には、9番10番間を開放に戻して、POWERスイッチをオンにします。

動作状態をモニタリングする

本製品の以下の動作状態を外部からモニタリングできます。

• 出力（OUTPUT ON STATUS）

SIGNAL I/Oコネクタの1番ピンと5番ピンを使用します。

出力がオン状態の場合にオンになります。

• アラーム発生（ALARM STATUS）

SIGNAL I/Oコネクタの2番ピンと5番ピンを使用します。

アラームまたはトラブルが発生した場合に、オンになります。

• 電流ピークリミットとオーバーロード（OOR STATUS）

SIGNAL I/Oコネクタの3番ピンと5番ピンを使用します。

電流リミット値を超えた場合（OVERLOAD表示）と、ピーク電流の制限中（IPKLIM表示）に、オンになります。

• Busy（BUSY STATUS）

SIGNAL I/Oコネクタの4番ピンと5番ピンを使用します。

出力をオンにできない状態（Busy状態）の場合に、オンになります。

　スリープ機能解除時の数秒間

　出力電圧レンジ切替時の約0.6秒間

　電流リミット値を超えたときの約120秒間

　内部半導体保護作動時の約120秒間

　出力相切替時の数秒間

　単相3線出力の出力方法切替時の数秒間

出力信号はフォトカプラのオープンコレクタ出力（30 Vdc、8 mA max.）です。本製品の内部とは絶縁されています。

最大電圧：30 V

最大電流（Sink）：8 mA

■ モニタリングする相の選択（単相３線出力／三相出力オプション）

単相3線出力／三相出力時に電流ピークリミットとオーバーロードモニタリング（OOR STATUS）をする場合には、システムすべてをモニタリングするか、各相をモニタリングするか選択できます。各相をモニタリングする場合には、モニタリングしたい相にアナログ信号インターフェースボードが装着されている必要があります。

CONFIG (SHIFT+OPR MODE) > EXT.OPT(F2) > STAT.OUT(F2) > LMT STAT(F1)を押して、モニタリングする対象を選択します。

項目

タイトル

説明

TOTAL

OOR Status Out

システムすべてをモニタリングしてステータス出力する

EACH

ボードを装着している相をモニタリングしてステータス出力する

ー仕様ー

本体仕様

特に指定のない限り、仕様は下記の設定および条件に準じます。

ウォームアップ時間は、30分（電流を流した状態）とします。

TYP値：周囲温度23℃の代表的な値です。性能を保証するものではありません。

set：設定値を示します。

reading：読み値を示します。

入力（AC実効値）

出力ACモード（AC実効値）

出力DCモード

出力AC+DCモード

出力電圧安定度

出力周波数安定度、出力電圧波形歪率、出力電圧応答速度、効率

指示計（蛍光表示管表示）

リミット値と保護機能

電源ライン異常シミュレーション

シーケンス動作

特殊波形出力

出力インピーダンス設定

出力オン、オフ位相設定

通信インターフェース（RS232C）

信号入出力

一般

定格出力電流特性（ディレーティング）

入力（AC実効値）

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

電圧（公称値）

単相2線入力モデル

100 Vac～120 Vac/ 200 Vac～240 Vac*1

200 Vac～240 Vac

－

三相3線入力モデル

－

200 Vac～240 Vac

三相4線入力モデル

－

220 Vac～240 Vac（相電圧）

電圧

（許容変動範囲）

単相2線入力モデル

85 Vac～132 Vac/ 170 Vac～250 Vac*1

170 Vac～250 Vac

－

三相3線入力モデル

－

170 Vac～250 Vac

三相4線入力モデル

－

187 Vac～254 Vac（相電圧）

周波数（公称値）

50 Hz～60 Hz

周波数

（許容変動範囲）

47 Hz～63 Hz

皮相電力

約0.93 kVA*2

約1.8 kVA*2

約3.6 kVA*2

約5.5 kVA*2

約7.3 kVA*2

約10.6 kVA*3

約15.7 kVA*3

力率

0.97（TYP値）*2

0.97（TYP値）*3

最大電流*4

単相2線入力モデル

11.3 A/ 5.5 A*1

22 A/ 10.8 A*1

44 A/ 21.5 A*1

66 A/ 32 A*1

88 A/ 43 A*1

64 A

－

三相3線入力モデル

－

38 A

55 A

三相4線入力モデル

－

21 A

30 A

*1. 入力100V系/200V系。

*2. 入力電圧100 V/200 V、出力電圧100 V/200 V、出力電流定格値、負荷力率1、出力周波数40 Hz～999.9 Hzの場合。

*3. 入力電圧200 V、出力電圧100 V/200 V、出力電流定格値、負荷力率1、出力周波数40 Hz～999.9 Hzの場合。

*4. 単相2線入力モデルの100 V系は入力電圧85 V、200 V系は入力電圧170 V、三相3線入力モデルは入力電圧170 V、三相4線入力モデルは入力電圧187 Vの場合

出力ACモード（AC実効値）

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

電圧

（L/ Hレンジ）

定格

1 V～150 V/ 2 V～300 V

設定範囲

0 V～152.5 V/ 0 V～305.0 V

設定分解能

0.1 V

設定確度*1

±(0.3 % of set + 0.6 V)

最大電流（出力L/ Hレンジ）*2

5 A/ 2.5 A

10 A/ 5 A

20 A/ 10 A

30 A/ 15 A

40 A/ 20 A

60 A/ 30 A

90 A/ 45 A

相数

単相

電力容量

500 VA

1 kVA

2 kVA

3 kVA

4 kVA

6 kVA

9 kVA

最大ピーク電流

最大電流（実効値）の4倍（TYP値）*3

最大逆潮流*4

最大電流（実効値）の30 %

負荷力率

0～1（進相または遅相）*2

周波数*2

設定範囲

1 Hz～999.9 Hz*5

設定分解能

0.01 Hz（1.00 Hz～100.0 Hz）、0.1 Hz（100.0 Hz～999.9 Hz）

設定確度

±1×10-4

*1. 出力周波数45 Hz～65Hz、無負荷、23°C±5°Cにおいて。

*2. 出力電圧1 V～100 V/ 2 V～200 V、負荷力率0.8～1の時。
出力電圧100 V～150 V/ 200 V～300 Vの場合には、 出力電圧により出力電流を低減。
負荷力率が0～0.8の場合には、負荷力率により出力電流を低減。
出力周波数が1 Hz～40 Hzの場合には、出力周波数により出力電流を低減。

*3. コンデンサインプット型整流負荷に対して（電圧波形のピーク付近において、ただし三相3線出力を除く）。
瞬時出力電圧の絶対値の低下とともに出力可能なピーク電流は減少します。
「定格出力電流特性（ディレーティング）」に各レンジの代表的な設定電圧における「瞬時出力電圧ー瞬時ピーク電流率」（図5および図6）を示します。

*4. 出力電圧100V/ 200V、出力周波数40 Hz～999.9 Hzにおいて（電流位相が出力電圧に対して-90 deg～-180 deg/ 90 deg～180 degの場合）。

*5. 三相出力ドライバ3P05-PCR-LE(500HZ LMT)取り付け時には、1 Hz ～ 500.0 Hzに制限されます。

出力DCモード

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

電圧

（L/ Hレンジ）

定格

-1.4 V～-212 V, +1.4 V～+212 V/ -2.8 V～-424 V, +2.8 V～+424 V

設定範囲

-215.5 V～+215.5 V/ -431.0 V～+431.0 V

設定分解能

0.1 V

設定確度*1

±(0.05 % of set + 0.05 V/ 0.1 V)

最大電流（L/ Hレンジ）*2

3.5 A/ 1.75 A

7 A/ 3.5 A

14 A/ 7 A

21 A/ 10.5 A

28 A/ 14 A

42 A/ 21 A

63 A/ 31.5 A

最大瞬時電流*3

最大電流（実効値）の3.6倍

電力容量

350 W

700 W

1.4 kW

2.1 kW

2.8 kW

4.2 kW

6.3 kW

*1. 無負荷、23°C±5°Cにおいて。

*2. 出力電圧100 V～212 V/ 200 V～424 Vの場合には、 出力電圧により出力電流を低減。

*3. 定格出力電流の実効値により制限。

出力AC+DCモード

設定範囲

分解能

設定確度

電圧

AC電圧設定範囲はACモードと同じ

DC電圧設定範囲はDCモードと同じ

ただしAC+DC電圧のピーク値はDC電圧の設定範囲内

AC電圧設定+DC電圧設定

最大電流

DCモードと同じ

最大瞬時電流

電力容量

DCモードと同じ

周波数

ACモードと同じ

出力電圧安定度

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

電源変動*1

±0.1 %以内

負荷変動（出力L/ Hレンジ）*2

±0.1 V以内/±0.2 V以内

出力周波数変動*3

レスポンスFAST

±0.2 %以内

ー

レスポンスMEDIUM

±0.3 %以内

リップルノイズ：

DCモード(5 Hz～1 MHz成分)

0.15 Vrms以下

0.2 Vrms以下

0.25 Vrms以下

周囲温度変動*4

±100 ppm/℃（TYP値）

*1. 入力電圧の、定格範囲の変化に対して。

*2. 出力電流の、定格の0～100%変化に対して。
出力電圧80 V～150 V/ 160 V～300 V、負荷力率1の場合。出力端子台における。レスポンスモードFASTおよびMEDIUMにて。

*3. 40 Hz～999.9 Hzにおいて。
出力電圧80 V～150 V/ 160 V～300 V、負荷力率1の場合。200 Hzを基準とした時の出力電圧変動。

*4. 動作温度範囲の変化に対して。
出力電圧レンジ100 V/ 200 V、出力電流0 Aの場合。

出力周波数安定度、出力電圧波形歪率、出力電圧応答速度、効率

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

出力周波数安定度*1

±5×10-5以内

出力電圧波形歪率*2

レスポンスFAST

0.2 %以下

ー

レスポンスMEDIUM

0.3 %以下

出力電圧応答速度*3

レスポンスFAST

20 µs（TYP値）

ー

レスポンスMEDIUM

30 µs（TYP値）

効率

54%以上/　56 %以上*4

55%以上/ 57 %以上*4

58 %以上*5

*1. 仕様すべての、定格範囲の変化に対して。

*2. 出力電圧80 V ～ 150 V / 160 V ～ 300 V、負荷力率1 の場合。

*3. 出力電圧100 V / 200 V、負荷力率1 の場合、出力電流0 A ←→ 定格値の変化に対して。

*4. 入力電圧100 V / 200 V、出力電圧100 V / 200 V、出力電流定格値、負荷力率1、出力周波数40 Hz ～ 999.9 Hz の場合。

*5. 入力電圧200 V、出力電圧100 V / 200 V、出力電流定格値、負荷力率1、出力周波数40 Hz ～ 999.9 Hz の場合。

指示計（蛍光表示管表示）

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

電圧計*1

分解能

0.1 V

確度*2

±(1 % of reading +2 digits)

電流計*1

分解能

0.01 A

0.1 A

確度*3

±(1 % of reading +2 digits)

電力計*4

分解能

0.1 W/ 1 W

1 W

確度*5

±(1 % of reading +3 digits)

周波数計*6

分解能

0.01 Hz (1.00 Hz～99.99 Hz)/ 0.1 Hz (100.0 Hz～999.9 Hz)

*1. 真の実効値表示、クレストファクタ3以下の波形において。DCおよび出力周波数40 Hz～999.9 Hzにおいて。RMSとAVEにおいて。

*2. 10 V～424 V、23°C±5°Cにおいて。

*3. 定格最大電流の5 %から定格最大電流、23°C±5°Cにおいて。

*4. 出力周波数45 Hz～65 Hzにおいて。

*5. 定格出力容量の10 % から100 %、負荷力率1、23°C±5°Cにおいて。

*6. 出力周波数設定値(内部基準電圧の周波数)を表示。

リミット値と保護機能

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

電圧

交流電圧アッパーリミット

交流電圧ロワーリミット

0.0 V～305.0 V

直流電圧アッパーリミット

直流電圧ロワーリミット

-431.0 V～431.0 V

出力過電圧保護

AC/AC+DCモード

0.0 V ～ 474.1 V

出力過電圧保護

DCモード

-474.1 V ～ 474.1 V

出力低電圧保護

AC/AC+DCモード

0.0 V ～ 474.1 V

出力低電圧保護

DCモード

-474.1 V ～ 474.1 V

分解能

0.1 V

周波数

アッパーリミット

ロワーリミット

1 Hz～999.9 Hz*1

分解能

0.01 Hz（1.00 Hz～100.0 Hz）、0.1 Hz（100.0 Hz～999.9 Hz）

電流

電流リミット*2

ACモード

0.50 A～
5.50 A

1.00 A～
11.00 A

2.00 A～
22.00 A

3.00 A～
33.00 A

4.00 A～
44.00 A

6.00 A～
66.00 A

9.00 A～
99.00 A

電流リミット*2

DC/AC+DCモード

0.35 A～
3.85 A

0.70 A～
7.70 A

1.40 A～
15.40 A

2.10 A～
23.10 A

2.80 A～
30.80 A

4.20 A～
46.20 A

6.30 A～
69.30 A

＋ピーク電流リミット*3

0.50 A～
22.00 A

1.00 A～
44.00 A

2.00 A～
88.00 A

3.00 A～
132.0 A

4.00 A～
176.0 A

6.00 A～
264.0 A

9.00 A～
396.0 A

－ピーク電流リミット*3

-0.50 A～-22.00 A

-1.00 A～-44.00 A

-2.00 A～-88.00 A

-3.00 A～-132.0 A

-4.00 A～-176.0 A

-6.00 A～-264.0 A

-9.00 A～-396.0 A

分解能*4

0.01 A（0.35 A～100.0 A）、0.1 A（100.0 A～396.0 A）

*1. 三相出力ドライバ3P05-PCR-LE(500HZ LMT)取り付け時には、1 Hz ～ 500.0 Hzに制限されます。 

*2. 実際に供給できる電流値は、定格電流の1.1倍または電流リミット設定値のどちらか小さい値です。

*3. 実際に供給できる電流値は、最大ピーク電流またはピーク電流リミット設定値のどちらか小さい値です。

*4. 0.01 A/ 0.1 Aで設定可能ですが、内蔵DAの分解能の関係上0.01 A/ 0.1 Aで切り替わらない場合があります。

電源ライン異常シミュレーション

設定範囲

分解能

設定確度

T1

DEG

0 deg～359 deg

1 deg

±1 deg

TIME

0.0 ms～999.9 ms

0.1 ms

±(1×10-3+0.1 ms)

T2

0.0 ms～99 990 ms

0.1 ms

±(1×10-3+0.1 ms)

T3

0.1 ms～9 999.0 ms

0.1 ms

±(1×10-3+0.1 ms)

T4

0.0 ms～99 990 ms

0.1 ms

±(1×10-3+0.1 ms)

T5

0.0 ms～99 990 ms

0.1 ms

±(1×10-3+0.1 ms)

N

0サイクル～999 900サイクル

1サイクル

±1サイクル

T3 VOLT

出力電圧の設定範囲と同じ

LOOP

0回～9 998回または∞

1回

±1回

シーケンス動作

設定範囲

分解能

設定確度

STEP

0～599

1

－

FREQ

出力周波数の設定範囲と同じ

ACV

出力電圧の設定範囲と同じ

TIME

0.1 ms～1 000 hour

0.1 ms

±(1×10-3+0.1 ms)

W.B. No.

特殊波形出力の設定範囲と同じ

IMPEDANCE

出力インピーダンスの設定範囲と同じ

DCV

出力電圧の設定範囲と同じ

S.PHASE

0 deg～359 deg

1 deg

±1 deg

E.PHASE

0 deg～359 deg

1 deg

±1 deg

特殊波形出力

設定範囲

分解能

設定確度

波形バンク

0～63（0は読み出し専用）

1

－

クレストファクタ

1.10～1.40

0.01

±0.01

出力インピーダンス設定

設定範囲

分解能

設定確度

PCR500LE

Lレンジ

0 Ω～4.0 Ω

40 mΩ

±(10 % of set+80 mΩ)

Hレンジ

0 Ω～16.0 Ω

160 mΩ

±(10 % of set+320 mΩ)

PCR1000LE

Lレンジ

0 Ω～2.0 Ω

20 mΩ

±(10 % of set+40 mΩ)

Hレンジ

0 Ω～8.0 Ω

80 mΩ

±(10 % of set+160 mΩ)

PCR2000LE

Lレンジ

0 Ω～1.0 Ω

10 mΩ

±(10 % of set+20 mΩ)

Hレンジ

0 Ω～4.0 Ω

40 mΩ

±(10 % of set+80 mΩ)

PCR3000LE

Lレンジ

0 Ω～0.667 Ω

6.67 mΩ

±(10 % of set+13.33 mΩ)

Hレンジ

0 Ω～2.667 Ω

26.67 mΩ

±(10 % of set+53.32 mΩ)

PCR4000LE

Lレンジ

0 Ω～0.5 Ω

5 mΩ

±(10 % of set+10 mΩ)

Hレンジ

0 Ω～2.0 Ω

20 mΩ

±(10 % of set+40 mΩ)

PCR6000LE

Lレンジ

0 Ω～0.333 Ω

3.33 mΩ

±(10 % of set+6.67 mΩ)

Hレンジ

0 Ω～1.333 Ω

13.33 mΩ

±(10 % of set+26.67 mΩ)

PCR9000LE

Lレンジ

0 Ω～0.222 Ω

2.22 mΩ

±(10 % of set+4.44 mΩ)

Hレンジ

0 Ω～0.889 Ω

8.89 mΩ

±(10 % of set+17.78 mΩ)

出力オン、オフ位相設定

設定範囲

分解能

設定確度

位相設定

0 deg～359 deg

1 deg

±1 deg

通信インターフェース（RS232C）

ソフトウェアプロトコル

IEEE Std 488.2-1992

コマンド言語

SCPI Specification 1999.0仕様に準拠

RS232C

EIA232D仕様に準拠、D-SUB9ピンコネクタ（オス）、ケーブルはクロスケーブル（ヌルモデルケーブル）を使用

通信速度

9 600 bps/ 19 200 bps/ 38 400 bps

データ長

8ビット／7ビット

ストップビット

1ビット／2ビット

パリティ

なし（固定）

フロー制御

オフ／RTS･CTS

メッセージターミネータ

LF

信号入出力

トリガ入力

パルス入力でシーケンス機能の一時停止解除、BNCコネクタ

フォトカプラ入力、ドライブ電圧：5 V、直流抵抗：約470 Ω、7 mAソースでアクティブ、パルス幅：10 µs

トリガ出力

シーケンス機能のステップ実行時にパルス出力、BNCコネクタ

オープンコレクタ出力、+5 V 約10 kΩでプルアップ、直流抵抗：220 Ω、最大シンク電流：10 mA、パルス幅：10 µs

ステータス出力

電源ライン異常シミュレーションのT2、T3、T4期間またはシーケンス機能のステップ出力時に出力、BNCコネクタ

オープンコレクタ出力、+5 V 約10 kΩでプルアップ、直流抵抗：220 Ω、最大シンク電流：10 mA

一般

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE

PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

絶縁抵抗

入力－筐体、

出力－筐体、

入力－出力間

500 Vdc、30 MΩ以上

500 Vdc、10M Ω以上

耐電圧

入力－筐体、

出力－筐体、

入力－出力間

1.5 kVac、1分間

回路方式

リニアアンプ方式

環境条件

動作環境

屋内使用、過電圧カテゴリII

動作温度範囲

0 ℃～+50℃

保存温度範囲

-10 ℃～+60℃

動作湿度範囲

20 %rh～80 %rh(結露なきこと)

保存湿度範囲

90 %rh以下(結露なきこと)

高度

2 000 mまで

外形寸法(筐体部)

外形寸法図参照

質量

約17 kg

約35 kg

約55 kg

約82 kg

約96 kg

約140 kg

約190 kg

入力端子

単相2線入力モデル

インレット

M4

M5

M8

M8

M8

－

三相3線/4線入力モデル

－

M5

出力端子

M4

M4

M4

M5

M5

M8

M8

付属品

電源コード

1本プラグ付き線長：3 m

－

重量物警告シール

－

1枚

セットアップガイド

1部

クイックリファレンス

和文、英文各1部

安全のために

1部

CD-ROM

1枚

電磁適合性（EMC）*1, *2

以下の指令および規格の要求事項に適合

EMC 指令2014/30/EU

EN 61326-1 (Class A *3 )

EN 55011 (Class A *3、Group 1 *4 )

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

適用条件：本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3 m未満を使用

以下の指令および規格の要求事項に適合

EMC 指令2014/30/EU

EN 61326-1 (Class A *3 )

EN 55011 (Class A *3、Group 1 *4 )

適用条件：本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3 m未満を使用

安全性*1

以下の指令および規格の要求事項に適合

低電圧指令 2014/35/EU *2

EN 61010-1

Class I *5、汚染度2*6

*1. 特注品、改造品には適用されません。

*2. パネルにCEマーキングの表示のあるモデルに対してのみ。

*3. 本製品はClass A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。

*4. 本製品はGroup 1 機器です。本製品は、材料処理または検査／分析のために、電磁放射、誘導および／または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生／使用しません。

*5. 本製品はClass I 機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。

*6. 汚染とは、絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こし得る異物（固体、液体、または気体）が付着した状態です。汚染度2は、非導電性の汚染だけが存在し、ときどき、結露によって一時的に導電性になり得る状態を想定しています。

本体仕様（続き）

定格出力電流特性（ディレーティング）

出力電圧率は、AC モードまたはDC モードで出力電圧100 V / 200 V（出力L / H レンジ時）を 100 % とした時の百分率です。出力電流率は、AC モードまたはDC モードで最大定格出力電流を100 % とした時の百分率 です。

瞬時ピーク電流率は、定格最大出力電流を100 %としたときの瞬時ピーク電流の百分率です。

AC モードにおける定格出力電流は、出力条件（出力電圧、負荷力率、出力周波数）に依存します。ある出力条件における定格出力電流値は、図1（出力電圧）と図3（負荷力率）から求めた出力電流率の積、または図4（出力周波数）から求めた出力電流率のどちらか小さい方を換算した値になります。

■ 図1 出力電圧率—出力電流率（ACモード）

■ 図2 出力電圧率—出力電流率（DCモード）

■ 図3 負荷力率—出力電流率

■ 図4 出力周波数—出力電流率

■ 図5 瞬時出力電圧—瞬時ピーク電流率
（AC モード L レンジ、ただし三相 3 線出力を除く）

■ 図6 瞬時出力電圧—瞬時ピーク電流率
（AC モード H レンジ、ただし三相 3 線出力を除く）

オプション仕様

単相3線出力

三相出力

ワンコントロール並列運転

アナログコントロール

通信インターフェース（GPIB／USB／LAN）

TYP値:代表的な値です。性能を保証するものではありません。

単相3線出力

2P05-PCR-LEをPCR-LEシリーズに装着して、単相3線電源とした場合の総合性能について表記します。そのほかの仕様については、PCR-LE本体に準じます。

出力相電圧位相差*1

分解能

1°

確度

±(0.4°+5 µs)以内

±(0.4°+fo×1.8×10-3°)以内、foは出力周波数*2

範囲

0°～359°

*1. 中性点から各相を見た場合の出力電圧（相電圧）間の位相差。
位相差を可変しない状態（各相間180°）の場合には、
　180°±(0.4°+5 µs)以内、(180°±(0.4°+fo×1.8×10-3°))以内。

*2. 特定周波数において角度換算した例
　±0.5°以内　（60 Hz出力時）
　±1.2°以内　（400 Hz出力時）

三相出力

3P05-PCR-LEをPCR-LEシリーズに装着して、三相電源とした場合の総合性能について表記します。そのほかの仕様については、PCR-LE本体に準じます。

3P05-PCR-LE

3P05-PCR-LE(500HZ LMT)

出力相電圧位相差*1

分解能

1°

確度

±(0.4°+5 µs)以内

±(0.4°+fo×1.8×10-3°)以内、foは出力周波数*2

範囲

0°～359°

出力定格ACモード（AC実効値）周波数

1 Hz ～ 999.9 Hz

1 Hz ～ 500.0 Hz

*1. 中性点から各相を見た場合の出力電圧（相電圧）間の位相差。
位相差を可変しない状態（各相間120°）の場合には、
　120°±(0.4°+5 µs)以内、(120°±(0.4°+fo×1.8×10-3°))以内。

*2. 特定周波数において角度換算した例
　±0.5°以内　（60 Hz出力時）
　±1.2°以内　（400 Hz出力時）

ワンコントロール並列運転

PD05M-PCR-LE/PD05S-PCR-LEをPCR-LEシリーズに装着して、並列運転した場合の総合性能について表記します。そのほかの仕様については、PCR-LE本体に準じます。

出力電圧安定度*1

出力電流変動

定格の0 %～100 %の変化に対して

±0.5 V

出力周波数変動

定格範囲の変化に対して

±1.2 %以内

出力電圧波形歪率*1

0.5 %以下

出力電圧応答速度

60 µs（TYP値）*2

電流計、電力計

並列運転の合計値を表示*3

絶縁抵抗

入力－筐体

出力－筐体

入力－出力間

500 Vdc

[PCR-LE本体1台の絶縁抵抗]/N

Nは並列運転台数

*1. マスタ機のOUTPUT端子台における値
出力電圧80 V～150 V / 160 V～300 V、負荷力率1の時。

*2. 出力電圧100 V / 200 V、負荷力率1の時、
出力電流0 A←→定格値の変化に対して。

*3. 分解能は並列運転時の出力容量により変化、確度はPCR-LEと同じ。

オプション仕様（続き）

通信インターフェース（GPIB／USB／LAN）

IB05-PCR-LE（GPIB）／US05-PCR-LE（USB）／LN05-PCR-LE（LAN）インターフェースボードの仕様ついて表記します。

GPIB

IEEE Std 488.1-1987仕様に準拠

SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1

24ピンコネクタ（レセプタクル）

メッセージターミネータ

受信時LF or EOI、送信時LF + EOI

プライマリアドレス

1～30

USB

USB2.0仕様に準拠、通信速度12 Mbps (Full Speed)、ソケットBタイプ

メッセージターミネータ

受信時LF or EOM、送信時LF + EOM

デバイスクラス

USBTMC-USB488デバイスクラス仕様に準拠

LAN

IEEE802.3、100Base-TX/10Base-T Ethernet

LXI Class C, Specification 1.3、通信速度100 Mbps（オートネゴシエイション、Full Speed）

Non AUTO MDIX機能

IPv4、RJ-45コネクタ、カテゴリ5、ストレートケーブルを使用

通信プロトコル

VXI-11／HiSLIP／SCPI-RAW

メッセージターミネータ

VXI-11、HiSLIP：受信時LF or END、送信時LF + END

SCPI-RAW：LF

アナログコントロール

EX05-PCR-LE/ EX06-PCR-LEをPCR-LEシリーズに装着して、アナログコントロールした場合の総合性能について表記します。そのほかの仕様については、PCR-LE本体に準じます。

EX05-PCR-LE

EX06-PCR-LE

入力端子

最大許容入力電圧

±15 V

形状

BNC

入力インピーダンス

10 kΩ ±10 %

対接地電圧

±63 Vpeak

入力電圧範囲

0 V～ 1.5 Vrms正弦波

0 Vdc ～ +10 Vdc

入力周波数範囲*1

1 Hz ～ 2k Hz（正弦波）

1 Hz ～ 200 Hz（方形波）

DC

ー

周波数特性

DC ～5k Hz: -3dB以内

200 Hzを基準として （0.5 Vrmsの正弦波入力時）

ー

電圧増幅率(L/ Hレンジ)

100倍/200倍

（0 Vac～1.5 Vacの入力に対して、0 Vac～150 Vac/0 Vac～300 Vacを出力）

15倍/30倍

（0 Vdc～10 Vdcの入力に対して、0 Vac～150 Vac/0 Vac～300 Vacを出力）

周波数設定範囲

ー

1 Hz～999.9 Hz

出力電圧歪率*2

PCR-LE仕様 + 0.5 %以下

出力電圧温度係数

PCR-LE仕様 + 200 ppm/°C（TYP値）

絶縁抵抗

入力(BNC)⇔シャシ、

入力(BNC)⇔入力、

入力(BNC)⇔出力

500 Vdc、30 MΩ以上

耐電圧

入力(BNC)⇔入力、入力(BNC)⇔出力

500 Vac、1分間

ステータス信号出力*3

OUTPUT ON STATUS

出力オン状態の場合にオン

ALARM STATUS

アラーム／トラブル検出時にオン

BUSY STATUS

Busy状態の場合にオン

OOR STATUS

電流リミット値を超えた場合とオーバーロード時にオン

外部コントロール入力*4

出力オン／オフ*5

HIGHで出力オン／LOWで出力オン

シーケンス実行／停止*5

HIGHでシーケンス実行／LOWでシーケンス実行

アラームクリア*5

HIGHでアラームクリア／LOWでアラームクリア

出力強制オフ*6

解放で出力オフ／短絡で出力オフ

*1. 電圧、電流、電力の測定可能範囲はDCおよび1 Hz～999.9 Hz。入力する波形周期に合わせて、周波数を設定。

*2. EX05-PCR-LEでは歪率0.1 ％以下の正弦波、EX06-PCR-LEでは直流電圧を入力した場合。

*3. フォトカプラオープンコレクタ出力（30 Vdc、8 mAmax.）。

*4. 論理はコンフィグで設定。内部回路は1.3 kΩで12 Vにプルアップ。

*5. HIGH：入力端子電圧11 V～12 Vまたは開放、LOW：入力端子電圧0 V～1 V。

*6. 開放：開放または入力端子電圧11 V～12 V、短絡：入力端子電圧0 V～1 V。

外形寸法図

PCR500LE

PCR1000LE

PCR2000LE

PCR3000LE/ PCR4000LE

PCR6000LE

PCR9000LE

■ PCR500LE

■ PCR1000LE

外形寸法図（続き）

■ PCR2000LE

■ PCR3000LE/ PCR4000LE

外形寸法図（続き）

■ PCR6000LE

■ PCR9000LE

ー付録ー

用語解説

定格出力容量

定格出力電流

定格最大出力電流

最大ピーク電流（AC モード）

最大瞬時電流（DCモード／AC+DCモード）

瞬時ピーク電流（ACモード）

瞬時ピーク電流率

出力電流率

出力電圧率

出力電圧波形歪率

出力電圧応答速度

コンデンサインプット型整流（回路）負荷

ディレーティング（する）

瞬低

■ 定格出力容量

下記の範囲において連続して供給できる出力電力容量の最大値（単位：VA）。 例えばPCR1000LE では1 kVAになります。

DC モードは、AC モードの70 % です。

AC モード

DC モード

出力電圧

出力 L レンジの場合

100 V ～ 150 V

100 V ～ 212 V

出力 H レンジの場合

200 V ～ 300 V

200 V ～ 424 V

負荷力率

0.8 ～ 1.0

—

出力周波数

0 Hz ～ 999.9 Hz

—

■ 定格出力電流

連続して出力可能な電流（実効値）の最大値（単位：A）。

出力電流は出力条件（出力電圧、負荷力率（ACモードのみ）、出力周波数（ACモードのみ））によってディレーティング（低減） が必要です。

■ 定格最大出力電流

下記の範囲において連続して供給できる出力電流（実効値）の最大値（単位：A）。例えばPCR1000LE では1 kVAになります。

DC モー ドではAC モードの70 % です。

AC モード

DC モード

出力電圧

出力 L レンジの場合

100 V

100 V

出力 H レンジの場合

200 V

200 V

負荷力率

0.8 ～ 1.0

—

出力周波数

40 Hz ～ 999.9 Hz

—

*：「出力電圧率」参照。出力Lレンジでは100 Vに、出力Hレンジでは200 Vになります。

■ 最大ピーク電流（AC モード）

コンデンサインプット型整流負荷において、本製品より供給できる出力電流（ピーク値）の 連続最大値（単位：Apeak）。

最大ピーク電流＝定格最大出力電流（実効値）×4

出力電圧 ：100 V ～ 150 V（出力 L レンジの場合）
：200 V ～ 300 V（出力 H レンジの場合）

出力周波数：40 Hz ～ 999.9 Hz

■ 最大瞬時電流（DCモード／AC+DCモード）

DC モード、またはAC+DC モードにおいて、負荷に供給できる出力電流（ピーク値）の瞬時最大値（単位：Apeak）。

最大瞬時電流＝定格最大出力電流×3.6

■ 瞬時ピーク電流（ACモード）

AC モードにおいて、負荷に供給できる出力電流（ピーク値）の瞬時最大値（単位：Apeak）。

出力レンジ、設定電圧、瞬時出力電圧に依存します。

瞬時ピーク電流は、瞬時出力電圧の波高値付近では定格最大出力電流の４倍（最大ピーク電流）となりますが、瞬時出力電圧の絶対値の低下とともに減少します。

「図10　瞬時出力電圧—瞬時ピーク電流率
（AC モードL レンジ、ただし三相3 線出力を除く）」および「図11　瞬時出力電圧—瞬時ピーク電流率
（AC モードHレンジ、ただし三相3 線出力を除く）」に各レンジの代表的な設定電圧における「瞬時出力電圧—瞬時ピーク電流率」を示します。

■ 瞬時ピーク電流率

定格最大出力電流を 100 % としたときの瞬時ピーク電流の百分率（単位：%）。

■ 出力電流率

定格最大出力電流を 100 % としたときの出力電流の百分率（単位：%）。

用語解説（続き）

■ 出力電圧率

出力 L/ H レンジでは出力電圧 100 V/200 V を 100 % としたときの出力電圧の百分率（単位： %）。

■ 出力電圧波形歪率

出力電圧＝ 80 V ～ 150 V（出力L レンジの場合）または 160 V ～ 300 V（出力 H レンジの 場合）、負荷力率＝ 1 のときの出力電圧波形の全高調波歪率（単位：%）

■ 出力電圧応答速度

出力電圧＝ 100 V（出力 L レンジの場合）または 200 V（出力 H レンジの場合）、負荷力率 ＝ 1（AC モードの場合）の場合に、出力電流率0 % から 100 % に変化させたときの、出力電圧変化が全変化分の 10 % を越え再び 10 % 以内に戻るまでの時間（単位：μs）

■ コンデンサインプット型整流（回路）負荷

電子機器などの内部において、入力の交流電圧を、機器が作動するために必要な直流電圧に変換する整流回路部の構成が下図のようになっている負荷のこと。

この場合の入力電流のピーク値は通常、実効値の2 ～ 4 倍程度となって、出力電圧のピーク （位相角 90 deg または 270 deg）を中心にして導通角（電流が流れている期間）は 20 deg ～ 90 deg 程度になります。

■ ディレーティング（する）

低減するという意味。一般的には周囲環境条件（温度、負荷など）により、その機器の最大定格値（電圧、電流など）を低く抑えて使用することをいいます。

■ 瞬低

瞬時電圧低下の略。商用電源ラインの電圧が、雷などの影響によって瞬時的に電圧低下を起こす状態をいいます。

一般的にこの電圧低下の時間は数十ミリ秒～数百ミリ秒、電圧低下のレベルは 20 % ～ 80 % と なっています

動作特性

■ 出力電流—入力電流、効率特性（AC モード標準値）

出力電流率は、最大定格出力電流を100 % とした時の百分率です。

■ 出力電圧—入力電流、効率特性（AC モード標準値）

出力電圧率は、出力電圧100 V / 200 V（出力L / H レンジ時）を100 % とした時の 百分率です。

出力と負荷について

ACモードの定格出力電流

DCモードとAC+DCモードの定格出力電流

ACモードの定格出力電流

定格電流値は、出力条件（出力電圧、周波数、負荷力率）によって自動的にディレーティング（低減）されます。

出力電圧率：

出力電圧100 V（Lレンジ） / 200 V（H レンジ）を 100 % とした時の百分率です。

出力電流率：

定格最大出力電流を100 % とした時の百分率 です。

瞬時ピーク電流率：

定格最大出力電流を100 % としたときの瞬時ピーク電流の百分率です。

定格最大出力電流：

PCR

500LE

PCR

1000LE

PCR

2000LE

PCR

3000LE

PCR

4000LE

PCR

6000LE

PCR

9000LE

Lレンジ

5 A

10 A

20 A

30 A

40 A

60 A

90 A

Hレンジ

2.5 A

5 A

10 A

15 A

20 A

30 A

45 A

• 図7　出力電圧率—出力電流率（ACモード）

出力電圧設定値（ACvolt）が0 V～100 V（Lレンジ）または0 V～ 200 V（Hレンジ）の場合の出力電流率[%]：100

出力電圧設定値（ACvolt）が100 V以上（Lレンジ）または 200 V以上（Hレンジ）の場合の出力電流率[%]：

100/出力電圧率×100

• 図8　負荷力率—出力電流率

負荷力率が0.8より大きい場合の出力電流率[%]：100

負荷力率が0.8以下で順潮流の場合の出力電流率[%]：

30+負荷力率×70/ 0.8

逆潮流の場合の出力電流率[%]：30

• 図9　出力周波数—出力電流率

出力周波数（Freq）が40 Hz未満の場合の出力電流率[%]：

70+出力周波数×30/ 40

出力周波数（Freq）が40 Hz以上の場合の出力電流率[%]：

100

• 図10　瞬時出力電圧—瞬時ピーク電流率
（AC モードL レンジ、ただし三相3 線出力を除く）

瞬時出力電圧は出力電圧波形の瞬時値です。

出力電圧に50 V、100 V、150 Vを設定したときの瞬時出力電圧に対する瞬時ピーク電流率を示します。

たとえば、設定電圧100 Vにおける供給可能な瞬時ピーク電流は、瞬時出力電圧50 V時では定格電流（rms）の160 %に、瞬時出力電圧100 V時では定格電流（rms）の280 %になります。

三相3 線出力時は、他相の瞬時出力電圧によっても瞬時ピーク電流率の制限を受けます。

• 図11　瞬時出力電圧—瞬時ピーク電流率
（AC モードHレンジ、ただし三相3 線出力を除く）

瞬時出力電圧は出力電圧波形の瞬時値です。

出力電圧に100 V、200 V、300 Vを設定したときの瞬時出力電圧に対する瞬時ピーク電流率を示します。

たとえば、設定電圧200 Vにおける供給可能な瞬時ピーク電流は、瞬時出力電圧100 V時では定格電流（rms）の160 %に、瞬時出力電圧200 V時では定格電流（rms）の280 %になります。

三相3 線出力時は、他相の瞬時出力電圧によっても瞬時ピーク電流率の制限を受けます。

出力と負荷について（続き）

ACモードの定格出力電流（続き）

■ 定格電流値の求め方

ACモードにおける定格出力電流は、出力条件（出力電圧、負荷力率、出力周波数）に依存します。ある出力条件における定格出力電流値は、図7（出力電圧）と図8（負荷力率）から求めた出力電流率の積、または図9（出力周波数）から求めた出力電流率のどちらか小さい方を換算した値になります。

コントロールパネルの、LOADレベルメータのフルスケールは、定格電流値の1.1倍または電流リミット値の、どちらか小さい値です。

算出例

例1：出力電圧 80 V（L レンジ）、負荷力率 0.6、出力周波数 50 Hz

例2：出力電圧 250 V（H レンジ）、負荷力率 0.4、出力周波数 60 Hz

例3：出力電圧 80 V（L レンジ）、負荷力率 0.6、出力周波数 10 Hz

定格出力電流の条件を超えて使用すると、本製品の保護機能が作動して、出力電圧が垂下したり出力がオフになったりする場合があります。

例1：出力電圧 80 V（L レンジ）、負荷力率 0.6、出力周波数 50 Hz

図7より、出力電圧 80 Vにおける出力電流率は100 % - - - (a)

図8より、負荷力率 0.6 における出力電流率は82.5 % - - -- - - - - (b)

図9より、出力周波数 50 Hz における出力電流率は100 % - - - (c)

(a) と (b) の条件より、出力電圧 80 V、負荷力率 0.6 における出力電流率は、

(a)×(b) ＝ 82.5 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (d)

となります

(d) と (c) を比較すると、 (d) の方が (c) よりも低いため、(d) の値によって制限されます。

したがって、最大出力電流率は 82.5 % となります。

PCR1000LE の場合、Lレンジの最大定格出力電流は 10 A のため、上記条件における定格出力電流は、

10×0.825 ＝ 8.25 [A］

となります。

例2：出力電圧 250 V（H レンジ）、負荷力率 0.4、出力周波数 60 Hz

図7より、出力電圧 250 Vにおける出力電流率は80 % - - - (a)

図8より、負荷力率 0.4 における出力電流率は65 % - - - - - - (b)

図9より、出力周波数 60 Hz における出力電流率は100 % - - - (c)

(a) と (b) の条件より、出力電圧 250 V、負荷力率 0.4 における出力電流率は、

(a)×(b) ＝ 52 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (d)

となります。

(d) と (c) を比較すると、(d) の方が (c) よりも低いため、(d) の値によって制限されます。

したがって、最大出力電流率は52 % となります。

PCR1000LE の場合、出力H レンジの最大定格出力電流は5 A のため、上記条件における定格出力電流は、

5×0.52 ＝ 2.6 [A］

となります。

例3：出力電圧 80 V（L レンジ）、負荷力率 0.6、出力周波数 10 Hz

図7より、出力電圧 80 Vにおける出力電流率は100 % - - - (a)

図8より、負荷力率 0.6 における出力電流率は82.5 % - - - - - - (b)

図9より、出力周波数 10 Hz における出力電流率は77.5 % - - - (c)

(a) と (b) の条件より、出力電圧 80 V、負荷力率 0.6 における出力電流率は、

(a)×(b) ＝ 82.5 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (d)

となります。

(d) と (c) を比較すると、(c) の方が (d) よりも低いため、(c) の値によって制限されます。

したがって、最大出力電流率は (c) の77.5 % となります。

PCR1000LE の場合、出力H レンジの最大定格出力電流は5 A のため、上記条件における定格出力電流は、

10×0.775 ＝ 7.75［A］

となります。

■ 供給可能なピーク電流の求め方（単相出力時）

ピーク電流供給能力は、図10 および図11 の「瞬時出力電圧—瞬時ピーク電流率」に示すとおり、出力レンジ、設定電圧、瞬時出力電圧に依存します。

図12および図13は、各レンジの代表的な設定電圧における電圧波形（破線）に対して、ピーク電流が供給可能な範囲（2 本の実線で囲まれる範囲）を表しています。

瞬時ピーク電流は、瞬時出力電圧の波高値付近では定格最大出力電流の４倍（最大ピーク電流）となりますが、瞬時出力電圧の絶対値の低下とともに減少します。この範囲を超えて使用すると本製品の保護機能が作動し、出力電圧波形が歪んだり出力がオフになることがあります。

トランス、モータ、ランプ、コンデンサインプット整流回路等、突入電流が流れる負荷に対しては電流波形を確認のうえ、ピーク電流供給範囲を超えないよう余裕をもってお使いください。また、出力電流の実効値は、定格出力電流値まで、逆潮流の場合は定格出力電流の30 % までとしてください。

• 図12　電圧波形—ピーク電流供給範囲（AC モードL レンジ）

• 図13　電圧波形—ピーク電流供給範囲（AC モードH レンジ）

■ 供給可能なピーク電流の求め方（三相出力時）

三相出力においてもピーク電流供給能力は、図10および図11の「瞬時出力電圧瞬時ピーク電流率」に示すとおり、出力レンジ、設定電圧、瞬時出力電圧に依存します。

三相4線出力で使用する場合は、図10および図11内の「設定電圧」は「設定相電圧」に、「瞬時出力電圧」は「相電圧の瞬時値」に読み替えてください。

三相3線出力で使用する場合は、下図のように二相分の相電圧が直列接続されるため、他相の瞬時出力電圧によっても瞬時ピーク電流率の制限を受けます。このため他相の瞬時出力電圧が0 V付近の瞬時ピーク電流率は定格を下回ることがあります。

出力と負荷について（続き）

ACモードの定格出力電流（続き）

■ コンデンサインプット型整流負荷の場合

コンデンサインプット型整流回路を入力に持つ電子機器などの場合、出力電流としては、出力電圧のピーク付近で出力電流実効値の数倍のピーク電流が流れます。

図10 ～図13 に示すとおり、瞬時出力電圧の波高値付近で最大ピーク電流は定格最大出力電流の4 倍までとしてください。

*: 出力Lレンジでは100 Vに、出力Hレンジでは200 Vになります。

出力電流の実効値は、負荷力率1 として算出される定格出力電流値までとしてください。

上記の定格出力電流（ピークまたは実効値）を超えて使用すると、本製品の保護機能が作動し出力電圧波形が歪んだり出力がオフになることがあります。

なお、上記の最大ピーク電流を歪なく供給できる条件は、出力電圧（設定値）が一定の場合です。出力電圧設定値を急変（上昇）させた場合等は、電圧・電流波形に歪を生じる場合があります。電源ライン異常シミレーションやシーケンス動作を行っている場合でも、出力電圧が変化する際には同様に歪を生じる可能性があります。出力電圧設定値が一定でOUTPUT をオンにした場合には、歪なく最大ピーク電流を供給することができます。

■ 突入電流が流れる負荷の場合

下記のような負荷の場合、負荷への電圧印加時、または電圧急変時に出力周波数の数サイク ル～数十 サイクルの間、突入電流（定常時の数倍～数十倍以上）が流れようとします。

• トランス、スライドトランス（スライダック）負荷

トランス、スライドトランス負荷に電圧を印加した場合、電圧印加のタイミングまたは残留磁気の状態により、数サイクルの間、最大で定常電流の数十倍 ～数百倍の突入電流が流れようとします。

• モータ、ランプ負荷

モータ、ランプ負荷に電圧を印加した場合、数十サイクル ～数百 サイクルの間、数倍～数十倍の突入電流が流れようとします。

• コンデンサインプット型整流負荷

コンデンサインプット型整流回路を入力に持つ電子機器では、突入電流に対する保護（制限）回路を持っていない場合には、数サイクルの間、数十倍 ～数百倍の突入電流が流れようとします。

本製品はコンデンサインプット型整流負荷に対して、図10 ～図13 に示すとおり、瞬時出力電圧の波高値付近で最大ピーク電流を定格最大出力電流の4 倍まで供給できます。

そのほかの負荷では、設定されたトリップタイム（TRIP TIM）の間、出力電流の実効値が定格出力電流値を超えても、瞬時ピーク電流率 200 % を上限に、瞬時ピーク電流を供給できます（電流波形、出力電圧、出力周波数などにより異なります）。

TRIP: ENABLE、出力電圧: 100 V、出力周波数: 50 Hz における供給可能な瞬時ピーク電流値の例を下表に示します。

負荷力率

瞬時ピーク電流率*1［%］

1.0

200

0.9

160

0.8

150

0.6

140

0.4

120

0.2

110

*1. PCR-LE シリーズの最大出力電流を100 % とした時の出力電流率

上記のピーク電流を超える突入電流が流れた場合、本製品の保護回路が作動し出力電圧波形が歪んだり出力がオフになったりすることがあります。

特にトランスやモータ等の誘導負荷の場合、保護回路が作動して出力がオフになると、誘導負荷から逆起電圧が発生して出力端子に設定値を超える電圧が発生することがあります。

■ サージが発生する負荷の場合

負荷への電圧印加時または電圧急変時にサージを発生する負荷（蛍光灯など）の場合、サージ発生時に本製品の誤動作が起きることがあります。このような場合には、出力ケーブルにノイズフィルタなどを接続してください。

■ 特殊な負荷の場合

OUTPUT 端子台または OUTPUT コンセントに直接コンデンサを接続すると、出力波形に異常が発生することがあります。このような場合には、コンデンサを出力配線の負荷側へ接続してください。

DCモードとAC+DCモードの定格出力電流

本製品から取り出せる直流定格出力電流は、出力電圧によって制限されます。

出力電圧率：

出力電圧100 V（Lレンジ） / 200 V（H レンジ）を 100 % とした時の百分率です。

出力電流率：

最大定格出力電流を100 % とした時の百分率 です。

最大定格出力電流：

PCR

500LE

PCR

1000LE

PCR

2000LE

PCR

3000LE

PCR

4000LE

PCR

6000LE

PCR

9000LE

Lレンジ

3.5 A

7 A

14 A

21 A

28 A

42 A

63 A

Hレンジ

1.75 A

3.5 A

7 A

10.5 A

14 A

21 A

31.5 A

• 出力電圧率—定格出力電流特性（DCモード）

電圧の極性が時間で交互に変化する電源の場合、抵抗負荷とは異なるインダクタやコンデンサ負荷では、電圧に対する電流の時間関係（位相）に遅れや進みが生じます。

電流の遅れや進みが生じると、電圧と電流の極性の組み合わせは、電圧が正負2極、電流が正負2極で、4通りになります。この動作を電圧（縦軸）と電流（横軸）を直交させたグラフで表すと、第1象限動作から第4象限動作までのすべての領域（4象限動作）になります。

第1象限と第3象限の出力電流率[%]：

出力電圧設定値（DCvolt）が0 V～100 V（Lレンジ）または0 V～ 200 V（Hレンジ）の場合：100

出力電圧設定値（DCvolt）が100 V以上（Lレンジ）または 200 V以上（Hレンジ）の場合： 100/出力電圧率×100

第2象限と第4象限の出力電流率[%]：

出力電圧設定値（DCvolt）が0 V～100 V（Lレンジ）または0 V～ 200 V（Hレンジ）の場合：21

出力電圧設定値（DCvolt）が100 V以上（Lレンジ）または 200 V以上（Hレンジ）の場合： 100/出力電圧率×21

直流定格出力電流を超えて使用すると本製品の保護機能が作動して、出力電圧が垂下したり出力がオフになったりすることがあります。

ピークホールド電流測定

ピーク値測定とピークホールド値測定の違いを以下に示します。

■ ピーク値測定

ピーク値測定とは、1 測定サイクル毎にクリアされる方式です。

本製品のピーク値測定は、電流のピーク値を測定してそのデータの絶対値の最大値を求めています。ピーク電流表示は正負の符号のない絶対値表示になります。ピーク値は、AC/DC/AC+DCの各モードで測定可能です

■ ピークホールド値測定

ピークホールド値測定とは、最大ピーク値をクリアするまで保持する方式です。ピーク ホールド電流測定は、電源投入時の突入電流測定などに便利です。

本製品のピークホールド値測定は、電流のピーク値を測定してそのデータの絶対値の最大値を求めています。ピーク電流表示は正負の符号のない絶対値表示になります。ピー クホールド値は、AC/DC/AC+DC の各モードで測定可能です。

一定時間（t）以上継続するピークを捕捉できます。

ピーク電流は PCR-LE の電流供給能力に大きく依存します。PCR-LEの出力容量は負荷に対して十分な余裕をみてください。

シーケンスチュートリアル

以下の内容を説明します。

• シーケンス作成の基本

シーケンスの基本的な設定内容（電圧、周波数、ランプ）を説明します。

• 電圧スイープと周波数スイープ

ランプ機能を使用して、波形をスイープさせる方法を説明します。

• 位相角でステップを切り替える

ステップ終了後、指定した位相角から次のステップを開始させる方法を説明します。位相は連続しています。

• 位相を急変させる

ステップ切替時に、位相を急変させる方法を説明します。

• 単相3線出力と三相出力の基本

単相3線出力時と三相出力に出力される波形について説明します。

• 多相時の位相急変

多相出力時の、位相急変の設定方法を説明します。

• 位相スイープ

多相出力時の、位相スイープの設定方法を説明します。

• 線間電圧ディップ

線間電圧ディップの設定方法を説明します。

シーケンスチュートリアル（続き）

シーケンス作成の基本

シーケンスを利用して、下記の波形を出力する設定を説明します。

この例で、指定しない項目は、すべてデフォルトの値を使用します。

■ 設定方法

付属CD-Rには、シーケンス動作設定表（xls、xlsx、PDF）があります。設定したい内容を記入した後にシーケンスを設定すると、入力ミスの防止になります。

数値を設定する項目は、ロータリーノブかテンキーで入力します。テンキーで入力する場合には、設定値を入力後ENTを押します。

SEQ（SHIFT+SIM）を押すとシーケンス画面になります。EDIT(F5)を押して、ステップ編集画面にします。

項目や設定値の周りに枠が表示されているステップが、内容を設定できるステップです。000が選択されています。000が選択されていない場合には、ロータリーノブで000を選択します。ステップは、STEP(F1)を押して、ロータリーノブでも選択できます。

交流電圧を設定します。AC VOLT(F3)を押します。

ステップ000のACV設定値の周りに枠が表示されます。ロータリーノブで5.0 Vに設定します。

▼を押して、ステップ001の電圧値に枠を移動させます。移動したら、ロータリーノブで10.0 Vに設定します。

交流電圧値のデフォルトは0.0 Vです。ステップ002の電圧値は0.0 Vなので▼を２回押して（ステップ002の設定値が0.0 Vになっていない場合には、0.0 Vに設定してください）ステップ003の電圧値に枠を移動させます。ステップ3では100 msかけて0.0 Vから10.0 Vに電圧値が変化しています。これは電圧のランプ設定がオンになっているからです。ロータリーノブで10.0 Vに設定して、ramp ON(F5)を押します。電圧のランプ表示が に替わります。

ステップ4では100 msかけて10.0 Vから0.0 Vに電圧値が変化しています。ステップ4の電圧値を0 V、ランプ設定をオンに設定します。

ステップ6からステップ8、ステップ10とステップ11の電圧値を5.0 Vに設定ます。これで電圧の設定は終了しました。

ESCを押して、1つ前の画面に戻ります。続けてFREQ(F2)を押して周波数を設定します。

周波数のデフォルトは50.0 Hzです。006の周波数値まで▲を押します（ステップ1からステップ5が50.0 Hzになっていない場合には、ステップ1から設定してください）。移動したら、ロータリーノブで40.0 Hzに設定します。

▼を押して、ステップ007の周波数値に枠を移動させます。移動したら、ロータリーノブで80.0 Hzに設定します。同様にステップ8とステップ9を40 Hzに設定します。設定したら、▼を押して、ステップ010の周波数値に枠を移動させます。

ステップ010では100 msかけて40　Hzから80 Hzに周波数が変化しています。これは周波数のランプ設定がオンになっているからです。ロータリーノブで40 Hzに設定して、ramp ON(F5)を押します。周波数のランプ表示が に替わります。

ステップ11では100 msかけて80 Hzから40 Hzに周波数が変化しています。ステップ11の周波数を40 Hz、ランプ設定をオンに設定します。これで周波数の設定は終了しました。

ESCキーを押して、1つ前の画面に戻ります。続けて1/5(F6)を押して、次のステップ編集画面に移動します。

TIME(F2)を押して、ステップ実行時間を設定します。ステップ000の時間設定まで▲を押します。100US(F6)を押して、テンキーで100 （0:00:00.1000）を入力した後にENTを押します。マイクロ秒の設定分解能は100 µsです。

ステップ実行時間の最小設定時間は100 µsです。ステップ実行時間に0 sを設定しないでください。

残りのステップ1からステップ11まで、ステップ実行時間100 msを設定します。

ESCを押して、1つ前の画面に戻ります。出力のデフォルトはオンなので変更する必要はありません。オンになっていない場合には、OUTPUT(F5)を押して、出力を設定します。残りの設定値はデフォルトを使用するので、ステップの設定は終了しました。ステップ0からステップ11までの、残りの設定値がデフォルトになっていない場合には、デフォルトにしてください。

そのほかの設定値のデフォルト

項目

PCR-LE

シーケンス設定画面

DCV（直流電圧値）

0.0 V, RAMP OFF

3/5

TYPE（ジャンプタイプ）

NORM

4/5

JUNP STEP（ジャンプ先ステップ）

0

4/5

JUMP CNT（ジャンプ繰り返し回数）

1

4/5

OUT IMP.（出力インピーダンス）

OFF

5/5

WB NO（波形バンク番号）

0

2/5

STAT.OUT（ステータス出力）

ON

3/5

TRIG.OUT（トリガ出力）

OFF

3/5

TRIG.IN（トリガ入力）

OFF

3/5

S.PHASE（開始位相）

FREE

5/5

E.PHASE（終了位相）

FREE

5/5

PHAS.CHG（位相急変）

OFF

5/5

次にシーケンス条件の設定をします。

シーケンス画面になるまでESCを押します。COND(F4)を押して、開始ステップ番号と終了ステップ番号を設定します。

開始ステップのデフォルトはステップ0です。START STEPが000になっていない場合には、ロータリーノブで000に設定してください。

▼を押して、END STEPに枠を移動させます。終了ステップは011なので、ロータリーノブで011に設定します。

これでシーケンスの設定が終了しました。シーケンスを実行してみましょう。

ESCを押してシーケンス画面にします。

RUN(F1)を押すとシーケンスが実行します。下記の状態の場合には、シーケンスを実行できません。

電圧レンジがLレンジの場合に出力電圧設定範囲を超えるステップがあるとき（Hレンジに切り替えるか、出力電圧をLレンジの範囲内に設定してください。）

電流リミット値を超えたときの動作がDISABLE

コンペンセーション機能でレギュレーションアジャストまたはソフトセンシングを使用している

現在の設定がLレンジでステップのACVolt/ DCVoltの設定が範囲外のとき

電圧や周波数の設定が、各リミット値の範囲外のとき

ステップ実行時間表示の最小単位は秒です。１秒以下のステップは実行時間表示に「0:00:00」が表示されます。

シーケンスチュートリアル（続き）

シーケンス作成の基本（続き）

すべてのステップが終了するとシーケンスが終了になります。シーケンスを終了したときの出力の状態は、最後のステップで設定した状態です。

シーケンスが終了したときに出力をオフにしたい場合には、出力オフの最終ステップを追加する必要があります。

シーケンスを設定したら、設定内容をUSBメモリーに保存しておくことをお勧めします。

USBメモリーを前面パネルのUSBコネクタに接続して、OTHERS(SHIFT+MEMORY) > 1/2(F6) > FILE(F5) > SAVE(F3) > SEQを押します。エントリーエリアにシーケンスが保存されるファイル名が表示されます。

SAVE(F4)を押して保存します。File was savedの表示が消えるまでは、USBメモリーは取り外さないでください。

USBメモリーをUSBコネクタから取り外します。

電圧スイープと周波数スイープ

0 Vから10 Vに直線的に変化する波形を連続して出力するシーケンスを説明します。

STEPステップ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ACVOLT [V]

交流電圧

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

RAMP (ACVOLT)

電圧ランプ

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

FREQ [Hz]

周波数

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

RAMP (FREQ)

周波数ランプ

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

TIME [ms]

ステップ時間

100

100

1

100

1

100

1

100

100

OUTPUT

出力

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ランプオンを指定したステップは、前のステップの電圧設定値から、設定した電圧値まで直線的に変化します。

0 Vから10 Vまで変化させるので、10 Vを指定するステップの前のステップは0 Vになっている必要があります。そのため、10 Vを指定するステップの前に短い時間の開始電圧用ステップを設定します。今回の例では、ステップ2、ステップ４、ステップ6が開始電圧用ステップです。ステップ実行時間の最小設定時間は100 µsです。ステップ実行時間に0 sを設定しないでください。

開始電圧用ステップを設定しないで、シーケンスを作成すると下記の波形が出力されます。ステップ2の電圧設定が前のステップと同じ10 Vなので、ランプ波形にはなりません。ご注意ください。

STEPステップ

0

1

2

3

ACVOLT [V]

交流電圧

0.0

10.0

10.0

0.0

RAMP (ACVOLT)

電圧ランプ

OFF

ON

ON

OFF

本製品のステップ設定方法は「シーケンス作成の基本」を参照してください。

周波数スイープも、同じように開始周波数用ステップが必要です。

STEPステップ

0

1

2

3

4

5

6

ACVOLT [V]

交流電圧

0.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

RAMP (ACVOLT)

電圧ランプ

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

FREQ [Hz]

周波数

40.0

80.0

40.0

80.0

40.0

80.0

40.0

RAMP (FREQ)

周波数ランプ

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

TIME [ms]

ステップ時間

1

100

1

100

1

100

100

OUTPUT

出力

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ステップ0、ステップ2、ステップ4が開始周波数用ステップです。

シーケンスチュートリアル（続き）

位相角でステップを切り替える

連続した波形で、位相角でステップを切り替える設定を説明します。

ステップは時間で管理しています。開始位相角と終了位相角がFREE（デフォルト）の場合には、ステップ時間が終了した時点で、次のステップが開始されます。位相は連続しています。

STEPステップ

0

1

2

3

4

ACVOLT [V]

交流電圧

5.0

5.0

10.0

5.0

10.0

RAMP (ACVOLT)

電圧ランプ

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

FREQ [Hz]

周波数

50.0

25.0

25.0

50.0

50.0

TIME [ms]

ステップ時間

100

90

100

100

100

OUTPUT

出力

ON

ON

ON

ON

ON

S.PHASE [deg]

開始位相角

0

FREE

FREE

FREE

FREE

この例では、ステップ1が90°で終了しているので、ステップ2は90°から開始します。開始位相角を設定して、ステップ2、ステップ3を位相角0°から、ステップ4を位相角270°から開始するように変更してみます。

STEPステップ

0

1

2

3

4

ACVOLT [V]

交流電圧

5.0

5.0

10.0

5.0

10.0

RAMP (ACVOLT)

ランプ

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

FREQ [Hz]

周波数

50.0

25.0

25.0

50.0

50.0

TIME [ms]

ステップ時間

100

90

100

100

100

S.PHASE [deg]

開始位相角

0

FREE

0

0

270

ステップ1のステップ時間が経過したときのステップ1の位相角は90°です。ステップ2の開始位相角が0°なので、ステップ2はステップ1の位相角が0°になるまで待ちます。この時間が位相待ち時間です。ステップ1の位相角が0°になったらステップ2が開始されます。位相待ち時間はスイープしません。

シーケンス全体の経過時間は、開始位相角を設定すると、位相待ち時間の分だけ設定した時間より多くかかります。位相待ち時間は設定した周波数に依存します。

パネル表示は、位相待ち時間の間は次のステップを表示します。

ステータス信号は、STAT.OUTをONに設定したステップの波形が出力されている間、出力されます。

トリガ信号は実際にステップが開始されたときに出力されます。

STEPステップ

0

1

2

3

4

FREQ [Hz]

周波数

50.0

25.0

25.0

50.0

50.0

S.PHASE [deg]

開始位相角

0

0

0

0

270

STAT.OUT

ステータス出力

OFF

ON

OFF

ON

OFF

TRIG.OUT

トリガ出力

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

開始位相角をFREEで終了位相角を設定しても同じように設定できますが、混乱を避けるため開始位相角を設定して終了位相角はFREEで使用することをお勧めします。

連続した位相の波形を出力する場合には、かならず開始位相角と終了位相角のどちらかを、FREEで使用してください。開始位相角と終了位相角の両方を設定すると、1周期ずれる場合があります。

今回の例では、ステップ1の開始位相角はFREEなので、位相待ち時間が発生していません。計算上では開始位相角に0°を設定しても位相待ち時間は発生しないはずですが、設定すると場合によって1周期ずれる場合があります。時間と位相角がちょうど合う場合には、FREEで使用することをお勧めしますが、正確に計算どおりの波形を出力したい場合には、前のステップ時間を少し（今回は1 ms）短くする必要があります。

位相を急変させる

位相を急変させるには開始位相角と終了位相角を設定した後に、位相急変の設定をします。

ステップ2からステップ3に切り替わるときに、90°から270°に位相急変する例で説明します。

ステップ2は100 msで25 Hzなので、終了位相角を設定しない（FREE）場合には、180°の状態で終了します。ステップ2からステップ3に切り替わるときに90°から270°に位相を急変させたいので、ステップ2の終了位相角を90°に設定します。180°から90°になるまでステップ3が開始されないので、位相待ち時間が発生します。

STEPステップ

0

1

2

3

4

ACVOLT [V]

交流電圧

5.0

10.0

5.0

10.0

5.0

FREQ [Hz]

周波数

50.0

50.0

25.0

25.0

50.0

TIME [ms]

ステップ時間

100

100

100

100

100

OUTPUT

出力

ON

ON

ON

ON

ON

S.PHASE [deg]

開始位相角

0

FREE

FREE

FREE

FREE

E.PHASE [deg]

終了位相角

FREE

FREE

90

FREE

FREE

PHAS.CHG

位相急変

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ステップ3で270°に急変させたいので、ステップ3の開始位相角を270°に設定して、位相急変をONに設定します。ステップ2が90°で終了してすぐにステップ3が270°から開始されます。

位相を急変させる場合は、必ず位相急変する前のステップの終了位相角と、位相急変するステップの開始位相角を設定してください。どちらかをFREEで位相急変設定をすると、正しい位相角で急変しません。

STEPステップ

0

1

2

3

4

ACVOLT [V]

交流電圧

5.0

10.0

5.0

10.0

5.0

FREQ [Hz]

周波数

50.0

50.0

25.0

25.0

50.0

TIME [ms]

ステップ時間

100

100

100

100

100

OUTPUT

出力

ON

ON

ON

ON

ON

S.PHASE [deg]

開始位相角

0

FREE

FREE

270

FREE

E.PHASE [deg]

終了位相角

FREE

FREE

90

FREE

FREE

PHAS.CHG

位相急変

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

開始位相角と終了位相角を設定しても、位相急変をオンにしないと位相急変しません。ご注意ください。

STEPステップ

0

1

2

3

4

S.PHASE [deg]

開始位相角

0

FREE

FREE

270

FREE

E.PHASE [deg]

終了位相角

FREE

FREE

90

FREE

FREE

PHAS.CHG

位相急変

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

シーケンスチュートリアル（続き）

単相3線出力と三相出力の基本

単相３線出力をする場合には、オプションの2P05-PCR-LEが必要です。三相出力をする場合には、オプションの3P05-PCR-LEが必要です。

■ 単相3線出力または二相出力

下図はU-V位相差180°（工場出荷時設定）のユーザ定義波形を出力した例です。位相差は同じ180°ですが、本製品は出力方法の選択によって出力される波形が変わります。出力方法は、OPR MODE > 2P(F3)を押して設定します（ON: 二相出力、OFF: 単相三線出力、工場出荷時はOFF）。

単相3線出力（2P Mode OFF）の波形

位相設定は180°ですが、V相は、U相から180°遅れた波形が出力されるのではなく、U相を極性反転した波形が出力されます。単相3線出力する場合には、2P Modeを「OFF」で使用してください。

二相出力（2P Mode ON）の波形

V相は、U相から180°遅れた波形が出力されます。V結線接続など二相出力で使用したい場合には、2P Modeを「ON」で使用してください。U-V間の位相差は、シーケンスのステップで設定できます。

■ 三相出力

下図はU-V間の位相差120°、U-W間の位相差240°（工場出荷時設定）の3つのステップを使用したシーケンス波形を出力した例です。

V相はU相より120°遅れた波形が出力されます。W相はU相より240°遅れた波形が出力されます。U-V間の位相差とU-W間の位相差は、シーケンスのステップで設定できます。

多相時の位相急変

多相時の位相角の設定を説明します。開始位相角と終了位相角の動作については「位相角でステップを切り替える」を参照してください。位相急変の動作については「位相を急変させる」を参照してください。

ーNoteー

U相の位相急変設定は、開始位相角、終了位相角、位相急変設定を使用して設定します。

V相の位相急変設定は、U-V位相差を使用して設定します。

W相の位相急変設定は、U-W位相差を使用して設定します。

下記の例では、ステップ1が開始されるときにU相が0°から180°に位相急変します。

ステップ1のU-V位相差とU-W位相差が「OFF」の設定なので、U-V間の位相差は120°のまま、U-W間の位相差は240°のままです。U相が0°のとき、V相は120°遅れているので240°、W相は240°遅れているので120°です。V相はステップ1が開始されるときに240°から60°に位相が急変します。W相は120°から300°に位相が急変します。

STEPステップ

0

1

S.PHASE [deg]　開始位相角

FREE

180

E.PHASE [deg]　終了位相角

0

FREE

PHAS. CNG　位相急変

OFF

ON

U-V PHAS [deg]　U-V位相差

OFF

OFF

U-W PHAS [deg]　U-W位相差

OFF

OFF

U PHA.OFFS　U相オフセット

OFF

OFF

次にU相のみ位相を急変させる設定方法を説明します。

下記の例は、ステップ1が開始されるときにU相を0°から30°に位相を急変させます。V相とW相の波形は連続です。

ステップ1が開始されるときにU相の位相が0°から30°になるので、U-V位相差とU-W位相が「OFF」のままだと、V相が240°から270°に、W相が120°から150°に位相が急変します。今回急変するのはU相だけなので、V相とW相の位相が連続するように位相差に30°を足した値（V相150°、W相270°）を設定します。設定するとV相とW相の波形は連続になります。

STEPステップ

0

1

S.PHASE [deg]　開始位相角

FREE

30

E.PHASE [deg]　終了位相角

0

FREE

PHAS. CNG　位相急変

OFF

ON

U-V PHAS [deg]　U-V位相差

OFF

150

U-W PHAS [deg]　U-W位相差

OFF

270

U PHA.OFFS　U相オフセット

OFF

OFF

U相オフセットを設定しても、U相の位相が急変しますが、U-V／U-W位相差設定と実際の位相差にずれが生じます。混乱を避けるため、U相オフセットをオフで使用することをお勧めします。

詳細については、次項の「位相スイープ」を参照してください。

最後にV相やW相の位相を急変させる設定方法を説明します。V相の位相を急変させる場合には、U-V位相差を設定します。W相の位相を急変させる場合には、U-W位相差を設定します。

下記の例は、ステップ1が開始されるときにU-V間の位相差を120°から90°に急変させます。U相とW相の波形の位相は連続です。

U相が180°のときにステップ0が終了しています。ステップ0でU相が180°のとき、U-V位相差は120°なのでV相は60°です。ステップ1でU-V位相差を90°に変更するので、V相は180°-90°の90°から開始します。ステップ1が開始されるときに、V相だけ60°から90°に位相が急変したことになります。

STEPステップ

0

1

S.PHASE [deg]　開始位相角

FREE

FREE

E.PHASE [deg]　終了位相角

FREE

FREE

PHAS. CNG　位相急変

OFF

OFF

U-V PHAS [deg]　U-V位相差

OFF

90

U-W PHAS [deg]　U-W位相差

OFF

OFF

U PHA.OFFS　U相オフセット

OFF

OFF

下記の例は、ステップ0が終了してV相が90°になったらステップ1を0°から開始する位相急変です。U相とW相の波形は連続です。

U-V間の位相差は120°なので、U相が210°の時にV相が90°になります。V相が90°のときに急変させたいので、ステップ1の開始位相角に210°を設定します。ステップ1が開始するときのU相の位相角が210°なので、V相を0°に急変させるため、U-V位相差に210°を設定します。W相の位相は連続なので、U-W位相差はOFFの設定のままです。

U相のステップ0が210°になったら、ステップ1が開始されます。V相は90°から0°に位相が急変します。

STEPステップ

0

1

S.PHASE [deg]　開始位相角

FREE

210

E.PHASE [deg]　終了位相角

FREE

FREE

PHAS. CNG　位相急変

OFF

OFF

U-V PHAS [deg]　U-V位相差

OFF

210

U-W PHAS [deg]　U-W位相差

OFF

OFF

U PHA.OFFS　U相オフセット

OFF

OFF

シーケンスチュートリアル（続き）

位相スイープ

最初に、U相の位相スイープを説明します。

U相をスイープするには、U相オフセットを設定する必要があります。

U相オフセットを設定している場合の、U-V位相差、U-W位相差、開始位相角、終了位相角の設定値は、すべてU相の基準位相からの値になります。

U相オフセットを設定すると、U-V／U-W位相差設定と実際の位相差にずれが生じます。

下記の例は、ステップ1からステップ2にかけてU相が0°から330°に位相がスイープ（進相）します。V相とW相の位相は変化させません。

U相の位相をスイープさせる場合は、U相オフセットで設定します。

STEPステップ

0

1

2

S.PHASE [deg]　開始位相角

FREE

FREE

FREE

E.PHASE [deg]　終了位相角

FREE

FREE

FREE

U PHA.OFFS [deg]　U相オフセット

0

330

330

RAMP (U PHA.OFFS)　U相ランプ

OFF

LEAD

OFF

U-V PHAS [deg]　U-V位相差

OFF

OFF

OFF

RAMP (U-V PHAS)　V相ランプ

--

--

--

U-W PHAS [deg]　U-W位相差

OFF

OFF

OFF

RAMP (U-W PHAS)　W相ランプ

--

--

--

PHAS. CNG　位相急変

OFF

OFF

OFF

ステップ1で、位相を0°から330°に進めたいので、ステップ1のU相オフセットを330°に設定します。

位相スイープのランプ設定は進相（LEAD）と遅相（LAG）の2種類があります。

ステップ1のランプをLEADに設定します。U PHASE OFFSETに - が表示されます。

U-V位相差とU-W位相差はU相の基準位相からの位相差です。V相とW相の位相は変更しないので、設定はオフ（U-V位相差：120°、U-W位相差：240°）のままです。

U-V位相差とU-W位相差はU相の基準位相からの位相差なので、ステップ1でU相がオフセットするとU-V位相差設定が120°でも、実際の位相差は120°+30°の150°になって、位相差設定と実際の位相差にずれが生じます。同じように、U-W位相差も、設定値と実際の位相差にずれが生じます。

シーケンスを終了したときの出力の状態は、最後のステップで設定した状態です。今回の例のように、U相をオフセットしたまま終了すると、「U PH OFS」アイコンが表示されます。

アイコンが表示されている場合には、シーケンス画面で1/2 > U PHASEを押してオフセットを解除してください。

次に、V相とW相の位相スイープを説明します。

V相の位相をスイープさせる場合は、U-V位相差で設定します。W相の位相をスイープさせる場合は、U-W位相差で設定します。

下記は、V相をスイープさせる例と、U相とV相をスイープさせる例です。

V相のみ位相スイープ

STEPステップ

0

1

2

S.PHASE [deg]　開始位相角

FREE

FREE

FREE

E.PHASE [deg]　終了位相角

FREE

FREE

FREE

U PHA.OFFS [deg]　U相オフセット

OFF

OFF

OFF

RAMP (U PHA.OFFS)　U相ランプ

OFF

OFF

OFF

U-V PHAS [deg]　U-V位相差

120

90

OFF

RAMP (U-V PHAS)　V相ランプ

OFF

LEAD

OFF

U-W PHAS [deg]　U-W位相差

OFF

OFF

OFF

RAMP (U-W PHAS)　W相ランプ

--

--

--

PHAS. CNG　位相急変

OFF

OFF

OFF

U相とV相を位相スイープ

U相とV相をスイープさせる場合には、U相オフセットを設定する必要があります。ステップ1でU相を0°から30°にスイープして、V相を120°から90°にスイープさせる場合、実際のU-V位相差は60°ですが、U相オフセットを設定した場合のU-V位相差設定はU相の基準位相からの値を設定するので90°を設定します。U-V位相差で、実際の位相差と設定値でずれが生じます。

STEPステップ

0

1

2

S.PHASE [deg]　開始位相角

FREE

FREE

FREE

E.PHASE [deg]　終了位相角

FREE

FREE

FREE

U PHA.OFFS [deg]　U相オフセット

0

30

30

RAMP (U PHA.OFFS)　U相ランプ

OFF

LAG

OFF

U-V PHAS [deg]　U-V位相差

120

90

90

RAMP (U-V PHAS)　V相ランプ

OFF

LEAD

OFF

U-W PHAS [deg]　U-W位相差

OFF

OFF

OFF

RAMP (U-W PHAS)　W相ランプ

--

--

--

PHAS. CNG　位相急変

OFF

OFF

OFF

シーケンスチュートリアル（続き）

線間電圧ディップ

以下の例は線間電圧ディップ（二相短絡：残電圧70 %）の設定例です。

STEPステップ

0

1

2

3

ACVOLT [V]　U相交流電圧

116.6

91.6

116.6

116.6

RAMP (ACVOLT)　U相電圧ランプ

OFF

OFF

ON

OFF

ACV V[V]　V相交流電圧

116.6

116.6

116.6

116.6

RAMP (ACV V)　V相電圧ランプ

OFF

OFF

ON

OFF

ACV W [V]　W相交流電圧

116.6

91.6

116.6

116.6

RAMP (ACV W)　W相電圧ランプ

OFF

OFF

ON

OFF

TIME [ms]　ステップ時間

100

100

100

100

S.PHASE [deg]　開始位相角

FREE

FREE

FREE

FREE

E.PHASE [deg]　終了位相角

FREE

FREE

FREE

FREE

U PHA.OFFS [deg]　U相オフセット

0

350

0

OFF

RAMP (U PHA.OFFS)　U相ランプ

OFF

OFF

LAG

OFF

U-V PHAS [deg]　U-V位相差

120

OFF

OFF

OFF

RAMP (U-V PHAS)　V相ランプ

OFF

--

--

---

U-W PHAS [deg]　U-W位相差

240

250

240

OFF

RAMP (U-W PHAS)　W相ランプ

OFF

OFF

LEAD

---

PHAS. CNG　位相急変

OFF

OFF

OFF

OFF

ステップ1で位相を急変させて、ステップ2で位相をスイープさせます。位相急変は、通常U相オフセットを使用しないで設定しますが、今回は位相急変と位相スイープの両方を使用するので、位相急変もU相オフセットを使用して設定します。

ステップ1でU-W線間電圧を70 %にします。

U相とW相の電圧を91.6 V（ランプオフ）に設定して、U相（U相オフセット）を350°（360°-10°）、W相（U-W位相差）を250°（240°+10°）に設定します。急変させるので、U相とW相のランプ設定はオフになります。

ステップ2で、U-W線間電圧をステップ時間の1秒かけて70 %から100 %にします。

U相とW相の電圧を116.6 Vに設定して電圧ランプをオンにします。

U相の位相を時計回りに0°にするので、U相の位相（U相オフセット）を0°に設定して、ランプをLAG（遅相）に設定します。

W相の位相を反時計回りに240°にするので、W相の位相（U-W位相差）を240°に設定して、ランプをLEAD（進相）に設定します。

オプション

入力電源コード

ラックマウントブラケット

GPIB/USB/LANインターフェースボード

アナログ信号インターフェースボード（EX05-PCR-LE、EX06-PCR-LE）

ベースホールドアングル（OP03-KRC）

コントロールパネル延長ケーブル（EC05-PCR）

ラインインピーダンスネットワーク（LIN3060J、LIN1020JF、LIN3020JF）

シーケンス作成・制御ソフトウェア（SD011-PCR-LE）

PCR-LE用簡易リモコンソフトウェア（SD021-PCR-LE）

ディップシミュレータ（DSI1020、DSI3020、SD009-PCR-LE）

単相3線出力、三相出力

ワンコントロール並列運転

電源連動ケーブル（LC01-PCR-LE）

PCR-LEシリーズ用オプション品の一覧です。

入力電源コード

本製品用の電源コードです。分電盤側は端末処理されていません。

IEC規格には、適合していません。

型名

ケーブル

長さ

公称断面積

入力端子

PCR1000LE

AC5.5-3P3M-M4C

3芯キャブタイヤケーブル

3 m

5.5 mm2

M4

PCR2000LE

AC8-1P3M-M5C-3S

単芯、3本

3 m

8 mm2

M5

PCR3000LE

PCR6000LE

単相2線入力

AC14-1P3M-M8C-3S

単芯、3本

3 m

14 mm2

M8

PCR4000LE

AC22-1P3M-M8C-3S

単芯、3本

3 m

22 mm2

M8

PCR6000LE

PCR9000LE

三相3線入力

AC14-1P3M-M5C-4S

単芯、4本

3 m

14 mm2

M5

PCR6000LE

PCR9000LE

三相4線入力

AC5.5-1P3M-M5C-5S

単芯、5本

3 m

5.5 mm2

M5

ラックマウントブラケット

PCR500LE/ PCR1000LE/ PCR2000LEはラックマウントブラケットを使用すると当社の標準ラック KRO1600、KRO1250、KRO900 、および KRCシリーズ に組み込むことができます。

下表は、インチラック(EIA規格）またはミリラック(JIS規格）に製品を組み込むときに使用するブラケットの一覧です。ラックへの取り付けについては、各ブラケットの取扱説明書を参照してください。

取付先ラックタイプ

対応ブラケット品名

PCR500LE

インチラックEIA規格

KRB4

ミリラックJIS規格

KRB200

PCR1000LE

インチラックEIA規格

KRB6

ミリラックJIS規格

KRB300

PCR2000LE

インチラックEIA規格

KRB9

ミリラックJIS規格

KRB400-PCR-LE

ラックマウントフレームに取り付ける前に、キャスタを取り外してください。

■ 脚／キャスタの取り外し

本製品をラックマウントフレームから取り外したときのために、すべての部品を保管しておくことをお勧めします。

脚の取り外し（PCR500LE）

底面脚（4か所）に取り付けられているねじをはずして、脚をはずします。

キャスタの取り外し（PCR500LEを除く）

キャスタ（4か所）に取り付けられているねじ（3か所）をはずして、キャスタをはずします。

ラックマウントブラケット（続き）

■ 外観と寸法

単位：mm

• PCR500LE

インチラックに取り付ける場合 (ブラケット品名：KRB4)

ミリラックに取り付ける場合 (ブラケット品名：KRB200)

• PCR1000LE

インチラックに取り付ける場合 (ブラケット品名：KRB6)

ミリラックに取り付ける場合 (ブラケット品名：KRB300)

• PCR2000LE

インチラックに取り付ける場合 (ブラケット品名：KRB9)

ミリラックに取り付ける場合 (ブラケット品名：KRB400-PCR-LE)

GPIB/USB/LANインターフェースボード

下記インターフェースボードを使用すると、RS232C以外のインターフェースで本製品を制御できます。

US05-PCR-LE：USBで本製品を制御するためのボード。

IB05-PCR-LE：GPIBで本製品を制御するためのボード。

LN05-PCR-LE：LANで本製品を制御するためのボード。

(図は IB05-PCR-LE の例)

後面パネルのSLOT4にインターフェースボードを装着します。

■ 取り付け

静電気の発生しやすい環境で取り扱わないでください。

1

POWER スイッチがオフになっていることを確認します。

2

アースされた金属（後面パネルの金属部など）に触れて、身体の静電気を放電します。

3

後面パネルの SLOT4 のカバーを止めているねじを外して、パネルからカバーを外します。

4

プリント基板の部品面が上になるようにボードのパネル部分を持ちます。

5

スロットの奥にあるコネクタにプリント基板のコネクタ部が挿入されるようにボードをスロットの中に入れます。

6

ボードを奥まで差し込みます。

7

手順 3で外したねじを使用して、ボードをパネルに固定します。

8

LANインターフェースボード（LN05-PCR-LE）を装着した場合で、ホスト名を変更する場合には、組み込みウェブサイトで設定します。

ホスト名の工場出荷時は「PCR-LE」です。複数のPCR-LEシリーズをホスト名でアクセスする場合には、ホスト名を変更する必要があります。

組み込みウェブサイトの詳細については、通信インターフェースマニュアルの「インターフェースのセットアップ」の項を参照してください。

9

USBインターフェースボード（US05-PCR-LE）を装着した場合には、フェライトコアと結束バンドを取り付けます。

USBインターフェースにはフェライトコア（96-01-0210）と結束バンド（P4-000-551）が付属されています。

フェライトコアはUSBコネクタから10 cm以内に取り付けます。確実にロックされていることを確認してください。

取り付けたフェライトコアが動かないように結束バンドを取り付けます。

アナログ信号インターフェースボード（EX05-PCR-LE、EX06-PCR-LE）

下記ボードを使用すると、アナログ信号でPCR-LEシリーズが制御できます。

• EX05-PCR-LE：外部から入力した波形をそのまま増幅して出力

• EX06-PCR-LE：外部から入力する直流信号に応じて、出力する交流波形(正弦波）の電圧値を可変

後面パネルのSLOT3にボードを装着します。

接続については、EX05-PCR-LE/ EX06-PCR-LEのセットアップガイドを参照してください。

ベースホールドアングル（OP03-KRC）

PCR4000LE/ PCR6000LE/ PCR9000LEやラックを床面に固定する場合に使用します。

詳細についてはOP03-KRCの取扱説明書を参照してください。

PCR4000LE/ PCR6000LE/PCR9000LEに使用する場合には本製品に付属しているキャップをコインなどで取り外して取り付けます。OP03-KRCに付属のナットは使用しません。

アングル取り付け時の寸法は下図のとおりです。

単位：mm

コントロールパネル延長ケーブル（EC05-PCR）

コントロールパネルを本製品から取り外して使用するための、延長ケーブル（2 m）です。

1

POWER スイッチがオフになっていることを確認します。

2

コントロールパネル裏面のコネクタカバーを固定しているねじを外します。

コネクタカバーを上にスライドしてコントロールパネルから取り外します。

3

コントロールパネルに接続されているケーブルを外します。

4

PCR-LEシリーズからのケーブルとコントロールパネル延長ケーブルを接続します。バンドとブラケットでコントロールパネル延長ケーブルをPCR-LEシリーズに固定します。

ブラケットはPCR500LEとPCR500LE以外の機種で使用する向きが違います。

5

コントロールパネル延長ケーブルをコントロールパネルに接続します。

上面または下面のミゾにケーブルを収めます。

6

コネクタカバーをコントロールパネルにスライドさせて取り付けます。

手順2 で取り外したねじを使用して固定します。

下図は下面のミゾにケーブルを収めた例です。

ラインインピーダンスネットワーク（LIN3060J、LIN1020JF、LIN3020JF）

本製品と負荷との間に標準化されたラインインピーダンスネットワークを接続すると、商用電源を模擬できます。

後面パネルのSLOT3に、付属のボードを装着します。

• LIN3060J

系統連系パワーコンディショナの試験に要求されるJIS/JET規格で定められたインピーダンスを搭載しています。JETGR0002-1-2.0系統連系試験のシステム構築に必須の基準インピーダンスユニットです

詳細については、LIN3060Jの取扱説明書を参照してください。

• LIN1020JF/ LIN3020JF

JISおよびIEC規格で定められた、配電系統に接続される機器の高調波およびフリッカ試験に要求されるインピーダンスを搭載しています。交流電源と組み合わせて、試験システムが容易に構築できます。

LIN1020JFは、単相機器用の試験に使用できます。OP01-LIN1020JFと組み合わせて使用すると、単相3線機器用または三相機器用の試験に使用できます。

LIN3020JFは、単相3線機器用または三相機器用の試験に使用できます。

詳細については、LIN1020JF/ LIN3020JFの取扱説明書を参照してください。

シーケンス作成・制御ソフトウェア（SD011-PCR-LE）

シーケンス作成・制御ソフトウェアSD011-PCR-LE Wavy for PCR-LEは、PCR-LEシリーズのシーケンスを作成したり実行したりするソフトウェアです。

詳細については、SD011-PCR-LEのセットアップガイドとオペレーションガイドを参照してください。

PCR-LE用簡易リモコンソフトウェア（SD021-PCR-LE）

PCR-LE用簡易リモコンソフトウェアSD021-PCR-LEは、Window OSのタブレットPCで当社製交流電源PCR-LE/PCR-LE2シリーズを制御できるアプリケーションソフトウェアです。

詳細については、SD021-PCR-LEのオペレーションガイドを参照してください。

ディップシミュレータ（DSI1020、DSI3020、SD009-PCR-LE）

コントロールソフトウェア（SD009-PCR-LE）とディップシミュレータ（DSI1020/ DSI3020）と本製品を組み合わせて使用すると、IEC61000-4-11(2004)規格に準拠した電圧ディップ、瞬時停電、電圧変動のイミュニティ試験ができます。

DSI1020は、単相2線試験に対応しています。DSI3020は、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線試験に対応しています。

後面パネルのSLOT3に、付属のボードを装着します。

詳細については、DSI1020/DSI3020の取扱説明書と、SD009-PCR-LEのセットアップガイドとオペレーションガイドを参照してください。

単相3線出力、三相出力

• 2P05-PCR-LE

単相3線出力するためのボード。

後面パネルのSLOT1にインターフェースボードを装着します。

• 3P05-PCR-LE/ 3P05-PCR-LE(500HZ LMT)

三相出力するためのボード。3P05-PCR-LE(500HZ LMT)はPCR-LEシリーズの最大出力周波数を、500 Hzに制限します。

後面パネルのSLOT1にインターフェースボードを装着します。

• CC01-PCR-LE/ CC02-PCR-LE

単相3線出力や三相出力のボード間を接続するケーブルです。

標準に添付されている接続ケーブルは75 cmです。

インターフェースボードに添付されている接続ケーブルのコアをはずして、CC01-PCR-LE/ CC02-PCR-LEに取り付けます。コアにケーブルを一回（2ターン）巻きつけてください。

長さ

形名

接続ケーブル

150 cm

CC01-PCR-LE

280 cm

CC02-PCR-LE

接続については、2P05-PCR-LEと3P05-PCR-LE/ 3P05-PCR-LE(500HZ LMT)のセットアップガイドを参照してください。

ワンコントロール並列運転

• PD05M-PCR-LE/ PD05S-PCR-LE

PD05M-PCR-LEはマスタ機用、PD05S-PCR-LEはスレーブ機用です。

後面パネルのSLOT2にボードを装着します。

• PC01-PCR-LE

並列運転のボード間を接続するケーブル（130 cm）です。

• CC11-PCR-LE

並列運転用の電力信号ケーブル（100 cm）です。

接続については、PD05M-PCR-LE/PD05S-PCR-LEのセットアップガイドを参照してください。

電源連動ケーブル（LC01-PCR-LE）

1台のPCR-LEを電源オン／オフすると、ほかのPCR-LEシリーズが連動して電源オン／オフになるようにする、電源連動ケーブル（1 m）です。

信号はJ2コネクタからJ1コネクタに伝わります。 J1コネクタがあいているPCR-LEのPOWERスイッチを操作すると、ほかのPCR-LEシリーズの電源が連動します。

電源オン

1

POWER スイッチがオフになっていることを確認します。

2

PCR-LEの後面パネルにあるJ1コネクタとJ2コネクタを電源連動ケーブルで接続します。

J1コネクタ同士やJ2コネクタ同士は接続しないでください。

ロックするまで確実に押し込んでください

3

J1コネクタがあいているPCR-LEのPOWER SELECTORスイッチをMASTER側に設定します。

POWER SELECTORスイッチはフロントパネル（PCR500LEはリアパネル）にあります。

4

ほかのPCR-LEのPOWER SELECTORスイッチをSLAVE側に設定します。

5

POWER SELECTORスイッチをSLAVE側に設定したPCR-LEのPOWERスイッチをオンにします。

POWERスイッチをオンしても、PCR-LEの電源はオンしません。

6

POWER SELECTORスイッチをMASTER側に設定したPCR-LEのPOWERスイッチをオンにします

SLAVE側に設定したPCR-LEも連動して電源オンします。

電源オフ

POWER SELECTORスイッチをMASTER側に設定したPCR-LEのPOWERスイッチをオフにすると、SLAVE側に設定したPCR-LEが連動して電源オフします。

緊急時の電源オフ

緊急時には、すべてのPOWERスイッチをオフにしてください。

連動をやめる場合

電源連動ケーブルは、ロックレバーを押しながら引き抜いてください。

SLAVE側に設定したPCR-LEのPOWER SELECTORスイッチを、MASTER側に設定してください。

工場出荷時設定（イニシャライズ）

工場出荷時の状態にする

本製品は、すべて工場出荷時の設定に戻す方法と一部の設定を工場出荷時の設定に戻す方法の2 種類があります。

■ すべての設定を工場出荷時の状態に戻す

MEMORY キーを押しながらPOWER スイッチをオンにします。工場出荷時の状態でたちあがります。

■ 一部の設定を工場出荷時の状態に戻す（リセット）

工場出荷時の設定に戻る内容は、工場出荷時設定の表を参照してください。

1

ホームポジションになっていることを確認します。

なっていない場合には、ESC キー を押してホームポジションにします。

2

PRESET（SHIFT+6）キー を押します。

RESET が表示されてSHIFT+ENT が点滅します。

3

SHIFT キーを押しながらENT キーを押します。

不用意に操作できないように、 （SHIFT+ENT）キー操作になっています。

工場出荷時の設定

リセットに○がついている項目は、RESET（SHIFT + 6）キーで工場出荷時に戻る項目です。

基本設定

出力

表示

リミット値、保護機能の設定

応用機能

メモリー

電源ライン異常シミュレーション

シーケンス機能：シーケンス条件の設定

シーケンス機能：ステップの設定（すべてのステップ）

リモートコントロール

波形バンク

単相3線出力、三相出力（オプション）

アナログ信号コントロール（オプション）

■ 基本設定

項目

工場出荷時

リセット

出力モード

AC

○

出力レンジ

L

○

単相3線出力選択時の出力方法（オプション）

単相3線出力

—

キーロック

オフ

○

画面の明るさ

3

—

POWERスイッチをオンにしたときの出力の状態

SAFE

○

AC 電圧値

0.0 V

○

DC 電圧値

0.0 V

○

周波数

50.00 Hz

○

■ 出力

項目

工場出荷時

リセット

出力

オフ

○

出力オン位相

FREE

○

出力オン位相角

0 deg

○

出力オフ位相

FREE

○

出力オフ位相角

0 deg

○

電圧サージ抑制

オン

—

■ 表示

項目

工場出荷時

リセット

測定値表示

RMS

○

測定時間

0.4 s

○

電流ピークホールド時間

0 s

○

■ リミット値、保護機能の設定

項目

工場出荷時

PCR

500LE

PCR

1000LE

PCR

2000LE

PCR

3000LE

PCR

4000LE

PCR

6000LE

PCR

9000LE

リセット

AC 電圧アッパーリミット

305.0 V

○

AC 電圧ロワーリミット

0.0 V

○

AC 電流リミット

5.50 A

11.00 A

22.00 A

33.00 A

44.00 A

66.00 A

99.00 A

○

周波数アッパーリミット

999.9 Hz

○

周波数ロワーリミット

1.00 Hz

○

DC 電圧アッパーリミット

431.0 V

○

DC 電圧ロワーリミット

−431.0 V

○

DC 電流リミット

3.85 A

7.70 A

15.40 A

23.10 A

30.80 A

46.20 A

69.30 A

○

電流＋ピークリミット

22.00 A

44.00 A

88.00 A

132.0 A

176.0 A

264.0 A

396.0 A

○

電流−ピークリミット

−22.00 A

−44.00 A

−88.00 A

−132.0 A

−176.0 A

−264.0 A

−396.0 A

○

電流リミット動作

TRIP

○

電流リミットトリップ時間

10 s

○

OCP 判定時間

3 s

○

出力低電圧保護（UVP）

AC モード：0 V、DC/AC+DC モード：−474.1 V

○

出力過電圧保護（OVP）

AC モード：335.5 V、DC/AC+DC モード：474.1 V

○

■ 応用機能

項目

工場出荷時

PCR

500LE

PCR

1000LE

PCR

2000LE

PCR

3000LE

PCR

4000LE

PCR

6000LE

PCR

9000LE

リセット

シンクロ機能

オフ、0 deg

○

高調波解析

オフ、全次数

○

高調波解析表示

電流 RMS 値

○

内部Vcc

自動追従、431.0 V

○

スリープ機能

オフ、60 min

○

コンペンセーション機能

オフ

○

出力インピーダンス

オフ、1 %

○

ソフトスタート

オフ、0.1 s

○

レスポンス

通常速度

○

予想最大電力

500 VA

1000 VA

2000 VA

3000 VA

4000 VA

6000 VA

9000 VA

—

トリガ入力

ポジティブ

—

トリガ出力

ポジティブ

—

ステータス出力

ポジティブ

—

■ メモリー

項目（メモリ番号0 ～ 99 すべて）

工場出荷時

リセット

AC 電圧値

0.0 V

—

DC 電圧値

0.0 V

—

周波数（メモリ番号の1 の位: 0 ～ 3）

50.00 Hz

—

周波数（メモリ番号の1 の位: 4 ～ 6）

60.00 Hz

—

周波数（メモリ番号の1 の位: 7 ～ 9）

400.0 Hz

—

波形バンク番号

0

—

リコール番号

0

○

ストア番号

1

○

■ 電源ライン異常シミュレーション

項目

工場出荷時

リセット

T1 設定単位

時間

○

電圧変動極性

＋（正）

○

T5 設定単位

時間

○

T3 変動電圧

0.0 V

○

繰り返し回数

無限

○

T1 時間

100 ms

○

T1 角度

0 deg

○

T2 時間

0 ms

○

T3 時間

100 ms

○

T4 時間

0 ms

○

T5 時間

100 ms

○

T5 復帰サイクル

0

○

工場出荷時設定（イニシャライズ、続き）

■ シーケンス機能：シーケンス条件の設定

項目

工場出荷時

リセット

開始ステップ番号

0

—

終了ステップ番号

599

—

繰り返し回数

1

—

■ シーケンス機能：ステップの設定（すべてのステップ）

項目

工場出荷時

リセット

AC 電圧

0.0V

—

AC 電圧変化特性

ランプオフ

—

周波数

50.00 Hz

—

周波数変化特性

ランプオフ

—

DC 電圧値

0.0 V

—

DC 電圧変化特性

ランプオフ

—

ジャンプタイプ

次のステップ

—

ジャンプ先ステップ

0

—

ジャンプ繰り返し回数

1

—

出力インピーダンス

オフ、1 %

—

実行時間

10 ms

—

波形バンク番号

0

—

出力

オン

—

ステータス出力

オン

—

トリガ出力

オフ

—

トリガ入力

オフ

—

開始位相

フリー

—

開始位相角度

0

—

終了位相

フリー

—

終了位相角度

0

—

位相急変

オフ

—

U相オフセット（オプション）

オフ

0°

—

U相変化特性（オプション）

ランプオフ

—

UV位相差（オプション）

オフ

単相3線：180°、三相：120°

—

V相変化特性（オプション）

ランプオフ

—

UW位相差（オプション）

オフ

240°

—

W相変化特性（オプション）

ランプオフ

—

■ リモートコントロール

項目

工場出荷時

リセット

インターフェース

RS232C

—

RS232C ボーレート

19200 bps

—

RS232C データ長

8 bit

—

RS232C ストップビット

1 bit

—

RS232C フロー制御

オフ

—

GPIB アドレス

5

—

LAN DHCP

オン

—

LAN AUTO I/P

オン

—

LAN MANUAL I/P

オン

—

エラートレース

オフ

—

■ 波形バンク

項目

工場出荷時

リセット

実行波形バンク番号

0

○

編集波形バンク番号

1

○

ユーザ定義波形

(設定はリモートコントロールのみ)

正弦波

—

波形タイプ

正弦波

—

クレストファクタ

1.40

—

■ 単相3線出力、三相出力（オプション）

項目

工場出荷時

リセット

AC電圧値（U相、V相、W相）

0.0 V

○

U-V位相差

単相3線出力：180°

三相出力：120°

○

U-W位相差

240°

○

■ アナログ信号コントロール（オプション）

項目

工場出荷時

リセット

信号源

INT

○

極性

NORM

○

外部信号で交流電圧値を可変

OFF

○

モニタリングする相の選択

TOTAL

—

出力オン／オフ外部コントロール論理

DISABLE

—

シーケンスの実行／停止外部コントロール論理

DISABLE

—

アラームクリア外部コントロール論理

DISABLE

—

強制出力オフ外部コントロール論理

SHORT

—

保守

ダストフィルタの清掃

校正

ダストフィルタの清掃

前面パネルのルーバの内側にダストフィルタが実装されています。

目詰まりがひどくなる前に、定期的に清掃してください。

注意

• ダストフィルタの目詰まりは装置内部の冷却効果を低下させます。故障や寿命の短縮の原因になります

• 本製品動作中は、冷却のためにダストフィルタを通して空気が吸入されます。ダストフィルタに水分が含まれていると、本製品内部の温度や湿度が上がって、故障の原因になります。

PCR500LE はルーバーの形状が異なりますが、操作手順は同じです。

1

パネルからすべてのルーバを取り外します。

取り外しマークの下のロックレバーを指先で押し上げながら、ルーバ全体を右へスライドさせると、手前に取り外せます。

2

ルーバの内側からダストフィルタを外します。

3

ダストフィルタを清掃します。

掃除機でダストフィルタに付いているゴミやほこりを取り除きます。汚れのひどい場合には、水で薄めた中性洗剤で洗って、充分に乾燥させてください。

4

ルーバにダストフィルタを取り付けます。

ダストフィルタには上下があります。切りかけ部がある方が下です。ダストフィルタからルーバのツメが上に突き抜けるまで、しっかりと取り付けてください。

5

ルーバの上下を確認して、すべてのルーバを取り付けます。

ロックレバーをロックレバー差し込み口に合わせます。ルーバ内側のツメをパネルのツメ穴に合わせて、左へスライドさせて取り付けます。

校正

本製品は、適切な校正を実施して出荷されています。その性能を維持するために、定期的な校正をお勧めします。

校正は購入先または当社営業所へご依頼ください。

故障かなと思ったら（トラブルシューティング）

症状と対処法

本製品を使用中に動作不良と思われたときの対処方法を示します。代表的な症状とその症状に対して考えられるチェック項目を示していますので、該当する項目を探してください。簡単な方法で解決できる場合もあります

該当する項目がありましたら、その項目の対処方法に従ってください。もし、該当する項目がない場合には、工場出荷時設定（イニシャライズ）にすることをお勧めします。対処しても改善されない、または該当する項目がない場合は、当社営業所へお問い合わせください。

POWERスイッチをオンにしても、コントロールパネル表示部が点灯しない

コントロールパネルの操作ができない。一部の操作ができない

コントロールパネルの表示が正常ではない

出力電圧波形がひずむ

OHP が表示される

出力電流をとることができない（ALM-06: OVER LOAD 表示）

電流リミット値を超えたときの動作をTRIP DISABLEに設定したのにトリップした

波形バンク番号0 を選択してもSIN 波形を出力しない

電源ライン異常シミュレーションやシーケンスが実行できない

P.S CABLE IS CONNECTEDが表示される

位相がおかしい（「U PH OFS」「UNBAL」アイコン表示）

出力が不安定動作になる

トリップタイムの設定より早く出力がオフになる

内部Vccの使用最大出力電圧設定値が変更された

出力オンにできない

ロードレベルメータのフルスケールバーが薄く点灯している

■ POWERスイッチをオンにしても、コントロールパネル表示部が点灯しない

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

INPUT 端子台に定格電圧が印加されているか

端子台トレーが確実に収納されているか

• 入力電源ケーブルの誤接続

• 入力電源ケーブルの断線

入力電源ケーブルが損傷していないか、端子接続は確実かどうか確認してください。

入力電圧が定格囲外か

入力電圧の異常

入力電圧を確認してください。

PCR-LEを複数台使用時に、電源を連動させているか

連動させていない

POWER SELECTORスイッチの誤設定

POWER SELECTORスイッチをMASTER 側に設定してください。

連動させている

POWER SELECTORスイッチがMASTER側に設定したPCR-LEが電源オンしていない。

MASTER 側に設定したPCR-LEを電源オンしてください。

• POWER SELECTORスイッチの誤設定

• 電源連動ケーブルの誤接続

下記セットアップガイドを参照して、正しく設定してください。

2P05-PCR-LEセットアップガイド

3P05-PCR-LEセットアップガイド

■ コントロールパネルの操作ができない。一部の操作ができない

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

キーロックモードになっている

キーロック作動中

キーロックの解除

「RMT」が表示されている

リモートコントロールで動作しています。

LOCAL キーを押してローカル状態（パネル操作）にしてください。

ALARM が表示されている

本製品の内部または外部で異常が発生した

アラームの種類を確認してください。

周辺に強いノイズを発生する機器がある

ノイズによる誤作動

ノイズ源から遠ざけてください。

電圧リミット値、周波数リミット値は、設定可能範囲内か

リミット値の設定が不適切

リミット値を正しく設定してください。

■ コントロールパネルの表示が正常ではない

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

周辺に強いノイズを発生する機器がある

ノイズによる誤作動

ノイズ源から遠ざけてください。

■ 出力電圧波形がひずむ

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

OVER LOAD が表示されている

内部半導体保護が作動

過負荷の可能性があります。負荷を点検してください。

■ OHP が表示される

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

ファンが停止している

ファンの故障により、過熱保護（ALM-02）が作動

本製品の使用をすぐに中止して修理を依頼してください。

排気口または吸気口がふさがれている

• 過熱保護（ALM-02）が作動

• ダストフィルタの目詰まり

排気口は壁から20 cm 以上離してください。20 cm 以内には物を置かないでください。ダストフィルタの目詰まりを清掃してください。

周囲温度が50°Cを超えている

過熱保護（ALM-02）が作動

周囲温度は50 °C以下の環境で使用してください。高温で発熱する負荷は遠ざけてください。

■ 出力電流をとることができない（ALM-06: OVER LOAD 表示）

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

出力電圧レンジが正しく設定されているか

H レンジになっている

出力電圧レンジを正しく設定してください。

負荷が低力率

• 定格電流（力率低減特性）を超えている

• コンデンサインプット型整流負荷、非線形負荷等が接続されている

負荷力率の改善を行ってください。

「出力と負荷について」

電流リミット値が正しく設定されているか

電流リミット値の設定が不適切

電流リミット値を正しく設定してください。

DC モードになっているか

DC モードとAC+DC モードでは、定格出力電流がAC モードの70 % になる

過負荷の可能性があります。負荷を点検してください。

■ 電流リミット値を超えたときの動作をTRIP DISABLEに設定したのにトリップした

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

ALM-03: OCP が表示されている

内部半導体保護が作動

負荷短絡や極端な過負荷の場合には、内部半導体保護が作動してアラームになる場合があります。

■ 波形バンク番号0 を選択してもSIN 波形を出力しない

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

「S.WAVE」が表示されている

SD009-PCR-LE の異常終了

本製品のPOWER スイッチをオフにしてから、再度オンにしてください。

■ 電源ライン異常シミュレーションやシーケンスが実行できない

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

PCR-LEが実行できない状態になっている

電圧レンジ、リミット値、コンペンセーション機能の設定などが実行できない条件になっている。

電源ライン異常シミュレーション実行条件 

シーケンスの実行条件  

■ P.S CABLE IS CONNECTEDが表示される

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

並列運転している

電力信号ケーブル接続によりTRBL-18が作動

電力信号ケーブルの接続が正しいか確認してください。

並列運転していない

並列運転をしない場合には、電力信号ケーブルを外してください。

■ 位相がおかしい（「U PH OFS」「UNBAL」アイコン表示）

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

U PH OFSアイコンが表示されている

U相がオフセットされている

シーケンスでU相をオフセットしたままになっています。SEQ (SHIFT+SIM) > 1/2 > U PHASEを押してオフセットを解除してください、

UNBALアイコンが表示されている

位相差または相電圧がアンバランス設定になっている

正しい値に設定しなおしてください。 

■ 出力が不安定動作になる

チェック項目

推定できる原因

対処の方法

負荷線を撚って（沿わして）配線しているか

配線のコンダクタンスが大きい

負荷線を撚って（沿わして）接続してください。

RESP.Fアイコンが表示されている

レスポンスの設定が高速応答になっている

負荷条件によって、レスポンスの設定が高速応答では不安定になる場合があります。MEDIUM（通常速度）またはSLW（高安定）に変更してください。

■ トリップタイムの設定より早く出力がオフになる

チェック項目

推定できる原因

10 V（Lレンジ）／20 V（Hレンジ）以下の電圧を設定している

10 V（Lレンジ）／20 V（Hレンジ）以下の電圧設定では、トリップタイムを4 s以上に設定しても3 sで出力がオフになります。

LOADレベルメータのフルスケールバーが点灯し続けている

本製品内部温度の上昇

繰り返し過負荷になる条件では、出力オフになるまでの時間が短くなる場合があります。

■ 内部Vccの使用最大出力電圧設定値が変更された

チェック項目

推定できる原因

使用最大出力電圧設定値が出力ピーク電圧値より低い

使用最大出力電圧設定値が出力ピーク電圧値より低いときには、出力ピーク電圧値に追従して使用最大出力電圧設定値が変更されます

故障かなと思ったら（トラブルシューティング）（続き）

症状と対処法（続き）

■ 出力オンにできない

チェック項目

推定できる原因

ディスプレイに「Busy」が表示されている

ALM-03 OCP／ALM-06　OVERLOAD作動後約120秒間は、本製品はBusy状態になって出力をオンにできません。

■ ロードレベルメータのフルスケールバーが薄く点灯している

チェック項目

推定できる原因

過負荷直前で使用している

内部温度が上昇すると、負荷を軽減してもフルスケールバーだけ薄い赤色で点灯し続ける場合があります。冷却が終了すると、フルスケールバーは消灯します。

アラーム・トラブル

概要

本製品は、次のような保護機能を備えています。保護機能が作動すると、アラーム（ALMxx） またはトラブル（TRBL-xx）が発生して、出力がオフになります。

• アラーム

保護機能が作動したことを知らせるときに発生します。ALM CLR(SHIFT+CLR) キーでアラームクリアして、アラーム発生要因を取り除いてください。

• トラブル

重大な誤使用、故障の可能性、または損傷を受ける可能性があるときに発生します。POWER スイッチをオフにして、5 秒以上経過した後に再度オ ンにしてください。再び発生する場合には、購入先または当社営業所に修理を依頼してください

複数のアラームが発生した場合でも、最初のアラームしか表示されません。ALM CHK(F5) キーを押して、ロータリーノブをまわすと、ほかに発生しているアラームが表示されます。

ワンコントロール並列運転時（オプション）はアラーム表示につづいて、アラームが発生しているスレーブ機の番号や相が表示されます。

対処方法

アラーム番号と対処方法

トラブル番号と対処方法

トラブル発生後に再起動したら ALM-08(UNIT FAIL)が表示される場合

■ アラーム番号と対処方法

アラーム番号

症状および対処方法

ALM-00

OVP

出力過電圧保護が作動

測定電圧がOVP 設定値を超えた状態が約1 秒経過すると作動します。

ALM-01

VccOVP

内部Vcc 過電圧保護が作動

本製品の出力側より設定電圧以上の電圧回生があったか、単相3線出力時または三相出力時に出力線間が短絡したか、本製品の故障が考えられます。作動した原因を取り除いてもアラームになる場合には、本製品の使用を中止して、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

ALM-02

OHP

ALM-02-1 PFC OHP

ALM-02-2 DCDC OHP

ALM-02-3 THER_1 OHP

ALM-02-4 THERE_2 OHP

過熱保護が作動

内部の温度が異常に高くなっていることが考えられます。電源をオンにしたまま10 分ほど待ってください。

10 分後にもアラームが発生している場合は、電源コードの接続を確認してください。

10 分後にアラームが発生しなくなった場合は、本製品の設置方法に不備またはダストフィルタの目詰まりが考えられます。

不備がない場合には、本製品の使用を中止して、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

ALM-03

OCP

本製品内部半導体保護が作動

作動後約120 秒間（Busy 状態）は、出力をオンにできません。

OCPの原因を取り除いて再度OUTPUT キー を押すと、OCPが解除されて、出力が オン になります。

ALM-06

OVERLOAD

過負荷保護機能が作動

出力電流が定格値または電流リミット値を超えました。

作動後約120 秒間（Busy 状態）は、出力をオンにできません。

オーバーロードの原因を取り除いて再度OUTPUT キー を押すと、オーバーロードが解除されて、出力が オン になります。

ALM-07

UVP

出力低電圧保護が作動

測定電圧がUVP 設定値未満になった状態が約1 秒経過すると作動します。

ALM-08

UNIT MISSING

ALM-08-1 UNIT MISSING

電力ユニット不足

電力ユニットが取り外されている可能性があります。一部の電力ユニットにアラームが発生している場合には、アラームをクリアして一時的に使用できます。

UNIT FAIL

ALM-08-2 UNIT FAIL

ALM-08-3 DC P.S TRBL

ALM-08-4 AMP FUSE TRIP

ALM-08-5 DCDC FUSE TRIP

ALM-08-6 SUB P.S FAIL

ALM-08-7 FAN ERROR

電力ユニット故障

故障している電力ユニットがあります。

ALM-15

CAL.ALM

校正値異常

ALM-20

MEAS. FAILURE

測定機能異常

測定時間を連続して変更すると、発生する場合があります。

ALM-22

SENSING FAILURE

センシングの配線に誤りがあります。電源をオフにして配線を確認後、再度オンにしてください。

AC INPUT LOW

入力電圧が定格より低くなりました。入力配線に問題があるか、瞬停が発生した可能性があります。電源をオフにして入力配線を確認後、再度オンにしてください。

そのほか

購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

■ トラブル番号と対処方法

トラブル番号

症状および対処方法

TRBL-01

DC P.S TRBL

本製品の使用を中止して購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

TRBL-02

FUSE TRIP

TRBL-02-1 FUSE TRIP

TRBL-02-2 DCDC FUSE TRIP

TRBL-02-3 SENSING FUSE TRIP

本製品の使用を中止して、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

TRBL-03

SUB P.S FAIL

内部回路保護が作動しました。購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

TRBL-08

P.S CABLE NOT CONNECTED

電力信号ケーブル接続異常

並列運転時、電力信号ケーブルが接続されていません。接続されている場合には、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

TRBL-15

PANEL DISCONNECT

V相またはW相のコントロールパネルのケーブルが外れています。

ケーブルが外れていない場合には、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

TRBL-18

P.S CABLE IS CONNECTED

電力信号ケーブル接続異常

並列運転をしていないのに、電力信号ケーブルが接続されています。接続されていない場合には、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

TRBL-19

EXT.SHUTDOWN

外部接点による強制出力オフ信号により、出力停止

TRBL-22

VERSION ERROR

システム構成しているPCR-LEのファームウェアバージョンが異なっています。

ファームウェアアップデータをKIKUSUI WEBからダウンロードして、同じバージョンにしてください。

TRBL-23

OPTION ERROR

オプションボードの装着が異常

正しく装着してください。装着が正常な場合には、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

TRBL-24

U-V COMM MISS

U相とV相間の通信異常

2P05-PCR-LEまたは3P05-PCR-LEの接続ケーブルが外れていないか確認してください。外れていない場合には、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

TRBL-25

U-W COMM MISS

U相とW相間の通信異常

3P05-PCR-LEの接続ケーブルが外れていないか確認してください。外れていない場合には、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

TRBL-31

P.D COMM MISS

並列運転時のマスタ機とスレーブ機の通信異常

接続ケーブルが外れていないか確認してください。PD05M-PCR-LE/ PD05S-PCR-LEのアドレス設定が正しいか確認してください。

接続ケーブルが外れていない場合や、アドレス設定が正しい場合には、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

AC INPUT LOW

入力電圧が定格より低くなりました。入力配線に問題があるか、瞬停が発生した可能性があります。電源をオフにして入力配線を確認後、再度オンにしてください。

そのほか

購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

アラーム・トラブル（続き）

対処方法（続き）

■ トラブル発生後に再起動したら ALM-08(UNIT FAIL)が表示される場合

トラブルが発生した電力ユニットとトラブルが発生していない電力ユニットが混在している状態では、POWER スイッチをオンにしたときに、ALM-08(UNIT FAIL) が発生します。

アラームをクリアしてトラブルが発生していない電力ユニットを一時的に使用（電力低減運転）できます。 出力は制限されます。

ーNoteー

トラブル発生後にALM-08(UNIT FAIL) が表示される場合は、電力ユニットが故障しています。本製品は一時的に使用できますが、購入先または当社営業所に修理を依頼してください。

トラブルになった電力ユニットの確認

ALM-08(UNIT FAIL) が表示されている状態で、ALM CHK(F5) キーを押します。

アラーム番号と対象電力ユニットNo. が表示されます。トラブルが発生している電力ユニット数が2 以上の場合には、ロータリーノブをまわすと確認できます。

電力ユニット

該当機種

No.

電力ユニット総数

0

--

本体全体

1

1

PCR1000LE

1 ～ 2

2

PCR2000LE

1 ～ 3

3

PCR3000LE

1 ～ 4

4

PCR4000LE

1 ～ 6

6

PCR6000LE

1 ～ 9

9

PCR9000LE

使用可能な電力および電流の計算式

Na：トラブルが発生していない電力ユニット数、Nb： 電力ユニット総数

たとえば、PCR6000LE でトラブルが発生していない電力ユニット数が2 の場合には、次のようになります。

使用可能電力＝ 6000×2÷6 ＝ 2000［W］

使用可能電流＝ 60×2÷6＝ 20［A］

になります。

エラーメッセージ

本製品は、設定できない値を設定しようとした場合に、エラー音とともにエラーメッセージが表示されます。

■ エラーメッセージと対処方法

エラーメッセージ

症状

+102, "Operation denied (OUTPUT ON)"

出力がオンのため拒否されました。

+103 "Operation denied (PROTECTION)"

保護状態のため拒否されました。

+104 "Operation denied (OUTPUT COUPLING)"

出力モードの設定により、無効のため拒否されました。

+105 "Operation denied (OUTPUT OFF)"

出力がオフのため拒否されました。

+106 "Operation denied (TRIP DISABLE)"

電流リミットを越えたときの動作が、出力をオフしない（DISABLE）設定になっているため拒否されました。

+107 "Operation denied (RISE TIME/SIM/SEQ)"

ソフトスタート中、電源ライン異常シミュレーション中、またはシーケンス実行中のため拒否されました。

+108 "Operation denied (WIRING METHOD)"

結線（単相3線、三相出力）方法が無効のため拒否されました。

+109 "Operation denied (EXT.OUTPUT OFF)"

外部コントロールで出力がオフのため拒否されました。

+110 "Operation denied (EXT.SEQ.STOP)"

外部コントロールでシーケンスを実行／停止をしているため拒否されました。

+111 "Operation denied (V-PROG)"

外部信号で出力する交流電圧を制御しているため拒否されました。

+112 "Operation denied (SOURCE)"

信号源の設定により、無効のため拒否されました。

+198 "Operation denied (ENTRY)"

ENTキー入力待ちのため拒否されました。

+199 "Operation denied (BUSY)"

BUSY状態のため拒否されました。

+201 "Operation denied (FREQ)"

周波数がリミット設定範囲外のステップがあるため、シーケンスを実行できません。

+202 "Operation denied (VOLT)"

電圧値が電圧レンジ範囲外やリミット設定範囲外のステップがあるため、電源ライン異常シミュレーションまたはシーケンスを実行できません。

+203 "Operation denied (PHASE CHANGE)"

トリガ待ち設定と位相急変設定の両方をオンにしているステップがあるため、シーケンスを実行できません。

+301 "Setting Conflict (CONPENSATION)"

コンペンセーションの設定により、無効のため設定できません。

+302 "Setting Conflict (CV RESPONSE)"

レスポンスの設定により、無効のため設定できません。

+303 "Setting Conflict (RISE TIME)"

ソフトスタート出力中またはソフトスタートの設定により、無効のため設定できません。

+304 "Setting Conflict (SYNCRO)"

シンクロ機能使用中のため設定できません。

+305 "Setting Conflict (TRIP)"

電流リミット値を超えたときの動作の設定により、無効のため設定できません。

+306 "Setting Conflict (UNBALANCE PHASE)"

位相差がアンバランスなので設定できません。

+308 "Setting Conflict (OUTPUT IMPEDANCE)"

出力インピーダンスを設定しているので、設定できません。

+309 "Setting Conflict (WAVE BANK)"

波形バンクNo.0以外の波形を使用しているので、設定できません。